XII, 4. Schiefferdecker: Nebenapparate zu .Iimg'schen Mikrotomen. 445 



Tlieilplatte befindliche Eintheihmg- beträi^t für den ganzen Kreis 

 200 Theile. Man Avürde auf diese Weise also die Stellung der un- 

 teren Schneidenfacette des Messers reguliren und dieselbe Stellung- 

 durch Ablesung- an der Gradeintheilung leicht wiederfinden können. 

 Um das Messer an seinem Ende zu 

 heben oder zu senken, benutzt man 

 die beiden Kreuzlochschrauben C. Das 

 Messer senkt sich an der Seite , an 

 ■welcher es durch eine dieser Schrauben 

 nach aussen geschoben wird. Um dies 

 ausführen zu können, muss man eine 

 Schraube A oder beide etwas lösen. 

 Ein derartiges Heben und Senken des 

 einen Messerendes lässt sich selbstver- 

 ständlich nur dann in der beschriebe- 

 nen Weise ausführen, Avenn der Index 

 nicht auf Null steht. Die Neigung des 

 Messers beim Vorschieben wird um so 

 grösser ausfallen, je grösser der am 



2. 



Index abzulesende eingestellte Winkel 



ist. Da der Gebrauch des Messers in der Stellung auf Null aus- 

 geschlossen ist — denn die untere Schneidenfacette bildet einen 

 Winkel mit der unteren Messerfläche — so ist es möglich , die 

 beiden Messerverschiebungen in der angegebenen Weise mit einander 

 zu verbinden. Ich habe über die Wirksamkeit dieser Vorrichtung 

 keine eigenen praktischen Erfahrungen. 



IV. Abziehvorriehtung. 



Jux(4 hat dann ferner eine neue Abziehvorrichtung eingesandt, 

 die in zwei Formen ausgeführt ist , je nach dem Wiidvcl, den die 



beiden Flächen der Schneidenfacetten mit einander bilden sollen. Die 

 Vorrichtung besteht aus zwei stärkeren Metallplatten (Figur 8 a mid 



