450 M a a 1 ö e : Mikrophotographie bei wissenschaftl. Darstellungen. XII, 4. 



durch entstellt ein oft deutlicheres, immer aber mehr oder weniger 

 schematisirtes Bild, das demnach „die Möglichkeit" Avillkürlicher 

 Zuthaten in ziemlich hohem Maasse und ohne jede Controlle zulässt. 



Die Mikrophotographie hat anderseits eine geringere Focns- 

 tiefe , daher in den Photogrammen scharfe und verschwimmende 

 Parthien oft in unliebsamer Weise mit einander abwechseln. Da- 

 gegen aber besitzt sie eine, obwohl nicht absolute, so doch im Ver- 

 hältniss zum Zeichnen bedeutende Objectivität. 



Hiermit sind im grossen und ganzen die gegenseitigen Grenzen 

 beider Methoden gegeben. 



Bei schwachen Vergrösserungen und einigermaassen ebenen 

 Präparaten kann man mit der mikrophotographischen Darstellung 

 immer auskommen ; bei gelungenen Präparaten wird man von histo- 

 logischen Objecten je nach den obAvaltenden Structurverhältnissen 

 noch eine Vergrösserung von 100- bis 200mal vortheilhaft benutzen 

 können. 



Dagegen muss man bei starken Vergrösserungen Einzelheiten, 

 wie z. B. Kerntheilungsfiguren und Aehnliches, den Zeichenapparaten 

 überlassen. Eine weitere Ursache für die Geringschätzung der 

 Mikrophotographie dürfte in nicht wenigen Fällen in mangelhafter 

 Technik liegen, denn hier wie anderwärts sind Viele geneigt, eigene 

 Fehler der Methode zur Last zu legen. Der Rath von Neuhauss, 

 niemals ein für die Photographie geeignetes Präparat bei Seite zu 

 legen, ehe man davon eine gute Aufnahme erhalten hat, wird wohl 

 nur recht selten befolgt werden. Es sollte daher dahin gestrebt wer- 

 den, in der Mikrophotographie die gleiche Virtuosität wie im Zeichnen 

 zu erlangen. Eine Bemerkung über zwei Hauptpunkte der mikro- 

 photographischen Technik darf ich hier wohl besonders hervorheben : 



1) Die zu photographirenden Präparate müssen möglichst dünn 

 und eben sein, z. B. gut aufgeklebte Paraffinpräparate. ^ 



2) Da die Focustiefe umgekehrt proportional der Apertur des 

 Objectivs ist , so suche man bei allen Präparaten , wo es nicht ge- 

 rade auf die höchste Definition subtilester Structuren ankommt, die 

 schwächsten Objective zu verwenden, indem man durch Verlänge- 

 rung der Camera eine hinreichende Vergrösserung erreicht. Wer 



^) Als praktisches Compressorium wird man die gewöhnlichen hölzer- 

 nen Klammern, die man in jeder Handlung photographischer Utensilien 

 bekommen kann, vortheilhaft benutzen können. Ein kleines Korkstück 

 von 4 bis 5 mm Dicke wird auf das Deckglas gelegt und danach die Klam- 

 mer darauf gesetzt. 



