XII, 1. 



Referate. 



99 



Gesamnitzahl 64 bezogen.^ [Da die Petrisclialeu oft im Durchmesser 

 nicht genau sind, müsste man für jeden Durchmesser eine besondere 

 Zählplatte haben. Ref.] Cxapleivski (Königsberg i. Pr.). 



Koch, A., lieber Verschlüsse und Lüftungseinrichtun- 

 gen für reine C u 1 1 u r e n (Centralbl. f. Bacteriol. nnd 

 Parasitenk. Bd. XIII, 1893, No. 8, 9, p. 252). 

 A. Koch verwendet statt des üblichen Watteverschlusses für Rein- 

 culturkolben einen Rohrverschluss mit Vorlagerung kleiner Mengen 

 antiseptischer Flüssigkeit (einprocentiges Sublimat, massig verdünnte 

 Schwefelsäure etc.). Der Hals des Kolbens wird durch einen guten 

 doppelt durchbohrten Kautschukpfropfen geschlossen, durch dessen 

 eine Bohrung eine 



eigenthümlich ge- 

 krümmte N-Röhre mit 

 zwei Kugelerweiterun- 

 gen (Figur 1), welche 

 die Vorlegeflüssigkeit 

 aufnimmt , oben hin- 

 durchgeht, während 

 in der zweiten ein kur- 

 zes Glasröhrchen mit 

 Wattepfropf [h) steht. 

 Der ganze Apparat 

 wird mit Nährlösiing 



und in der N-Röhre mit antiseptischer Flüssigkeit beschickt, nachdem 

 der Pfropf mit Draht oder Bindfaden am Kolbenhals genügend fest- 

 gebunden wurde, dreimal im Dampf sterilisirt, und sofort nach dem 

 letzten Sterilisiren werden alle Fugen mit einem Gemisch aus 2 Th. 

 Paraftin und 1 Th. Kautschuk verstrichen. Die Impfung erfolgt 

 durch kurze Röhrchen mittels einer abzubrechenden an ihrem oberen 

 Ende zum Schutz gegen Luftkeime einmal um ihre Achse gedrehten 

 Capillare, worauf die obere Mündung des Röhrchens mit Siegellack 

 geschlossen wird. Das entwickelte Gas kann man am äusseren offe- 

 nen Ende der X-Röhre mit einem Endiometer etc. auffangen. Für 

 Anaerobenzüchtung wird sofort nach der letzten Sterilisation das 

 kurze Rohr mit Siegellack geschlossen und das äussere oftene Ende 



') Solche Zählplatten sind zu beziehen von Rob. Müncke, Berlin 

 Louisenstr. 58. 



7* 



