484 Referate. XII, 4. 



Sodauu ist dem Dichroskop statt der kleinen Objectkappe ein 

 mit Federklammern versehener drehbarer Objecttisch aus Aluminium 

 von 60 mm Durchmesser hinzugefügt; ebenso auch noch ein mit 

 Zahlen versehener , von 5 zu 5 Graden getheilter Ring , mit dem 

 Prismenrohr fest verbunden, welchem eine Strichmarke auf der Hülse 

 des Objecttisches gegenüber steht, um die Wiukelwerthe der stärk- 

 sten Farbenunterschiede annähernd bestimmen zu können. 



R. Brauns. 



FedorOW, E. V, , Ueber einen Glimme rcomparator (Zeit- 

 schr. f. Krystallogr. Bd. XXV, 1895, p. 349—351). 



Der Comporator besteht aus einer Reihe von aufeinander ge- 

 klebten Glimmerblättchen, welche die Form verlängerter Rechtecke 

 besitzen, deren lange (oder kurze) Seite parallel der Trace der opti- 

 schen Achsenebene ausgeschnitten ist. Jedes folgende Blättchen ist 

 um ca. 2 mm kürzer als das vorhergehende und je eine kurze Seite 

 aller Blättchen liegt vertical über der anderen. 15 solcher Blätt- 

 chen bilden eine Art Glimmerkeil, dessen obere Seite horizontal und 

 von geringster Länge ist. 



Die Messung der Doppelbrechung mittels dieses einfachen Ap- 

 parates geschieht auf dieselbe Weise wie mittels des Quarzkeiles, 

 d. h. man lässt durch Einführung dieses Keiles unter 45*^ zu den 

 Hauptschnitten der gekreuzten Nicols die Farben des untersuchten 

 Blättchens fallen, bis mau endlich zu Schwarz gelangt. Auf diese 

 Weise ermittelt man wie gewöhnlich die Ordnung der Farbe und 

 die Richtung -(- und — der Hauptschnitte. 



Dabei zeigt sich, dass sich mit blossem Auge nicht nur die 

 Farbentöne jedes eingeführten Blättchens, sondern auch die Hälften 

 der DitFerenzen dieser ermitteln lassen. Auf diese Weise erhalten 

 wir eine Scala von 30 Mittelgliedern, und je acht Theile dieser Scala 

 bilden eine Periode oder eine Ordnung, so dass jede einzelne Beob- 

 achtung, durch eine Ziffer ausgedrückt, nicht nur die absolute Höhe 

 des Farbentons , sondern auch seine Orduung direct angeben lässt. 

 Eine solche Einheit, welche für die eingeführte Viertelundulatious- 

 glimmerplatte gültig ist, entspricht einer absoluten Grösse des Gang- 

 unterschiedes beider polarisirten Strahlen von 510 fj^fi. Diese für 

 die Anwendung sehr wichtige Einheit benennt der Verf. nach dem 

 Namen des französischen Gelehrten Michel-Levy, welchem wir die 

 Einführungen der Messungen dieser Art verdanken, und bezeichnet 

 sie durch L = Levy, 4L bilden eine Periode oder Ordnung. Hier- 



