528 



Referate. 



Xll, 4. 



Objecte erhalten blieb. Verf. schaltet gewöhnlich gleichzeitig drei 

 solche Kammern an dem gleichen Gasometer hinter einander ein, 

 während drei andere mit gewöhnlicher Luft gefüllte Kammern zur 

 Controlle dienten. 



Während nun die im vorstehenden beschriebenen Kammern 

 zur Verwendung kamen, wenn ein Gasstrom von bestimmter Zu- 

 sammensetzung nur kurze Zeit auf die Versuchsobjecte geleitet 

 werden sollte , wurden vom Verf. noch andere Gaskammern con- 

 struirt, mit Hilfe derer dieselben Objecte ev. Monate lang einem 

 annähernd stationären Gas oder Gasgemische ausgesetzt werden 

 sollten. Bei diesen (Figur 3) dient als Gasbehälter ein rundes 

 Glasgefäss von etwa 10 cm Durchmesser und 6 cm Höhe. Die 

 obere Wand desselben trägt in ihrer Mitte einen kurzen Hals, dem 



ein kräftiger Messingring aufgegipst wurde , dessen oberer Rand 

 denjenigen des Glashalses um weniges überragte. Dabei blieb zwi- 

 schen dem Messingringe und dem Glashalse ein geräumiger Ring- 

 kanal von etwa 8 mm Breite und 12 mm Tiefe. In diesen Ring- 

 kanal wurde Quecksilber und darauf eine Schicht Paraffinöl gebracht, 

 in das dann der aus dünnem Glase bestehende Deckel mit Hilfe 

 eines an den Messingring anzuschraubenden Messingdeckels , der in 

 der Mitte weit ausgeschnitten und an der Unterseite einen Leder- 

 ring trägt, hineingepresst wird. Der betreffende Deckel aus dünnem 

 Glase wurde am einfachsten so hergestellt, dass von einem sorg- 

 fältig ausgewählten Becherglase der Boden mit einem entsprechend 

 hohen Theile der Wand abgesprengt wurde. 



Die Füllung der Kammer mit einem bestimmten Gasgemische 

 geschah iu der Weise, dass von den beiden aus der Figur 3 er- 



