146 Hildebrand: Einige Bemerkungen zum Mikroskopbau. XII, 2. 



So kommt es, dass ein „coUege" bis zu zwei Hundert Mikroskope 

 besitzen mag, von welchen ein immer grösser werdender Procentsatz 

 ans continentalen Stativen besteht. Durch diesen Massengebranch 

 des Mikroskopes — die grosse Anzahl der Instrumente einerseits, 

 und die Menge der sie Benutzenden anderseits — werden die 

 schwachen Punkte der Stative in ein viel klareres Licht gestellt, als 

 wenn der Eigenthümer eines solchen es allein benutzt. Da stellt es 

 sich heraus, dass es ganz bestimmte Theile sind, welche mit grosser 

 Regelmässigkeit schadhaft werden, und mau hat Gelegenheit zu be- 

 merken, dass das ursächliche Moment nicht einzig in der Behand- 

 lung des Statives liegt, sondern engstens mit dessen Bau verknüpft 

 ist. Die Läsionen sind constant die folgenden : die Mikrometer- 

 schraube ist unstät geworden ;• das Prisma hat theils Biegung, theils 

 Drehung erlitten, ein Schwanken oder gar Verschwinden des Bildes 

 beim Einstellen bewirkend; der Prismaflansch auf, oder der Char- 

 nierblock unter dem Objecttisch haben ihren Zusammenhalt mit der 

 Tischplatte gelockert. 



W und W i e soll man das continentale Stativ anfassen ? Dies 

 mag zuerst als eine müssige Frage erscheinen, welche jedoch, wenn 

 falsch beantwortet, rasch zu dem eben erwähnten P^rgebuiss führt. 

 Kein Theil des continentalen Statives ist nach Form und Lage ge- 

 eignet , mit Bequemlichkeit u n d mit Sicherheit auf die Dauer als 

 Handhabe benutzt zu werden. Dazu den Objecttisch zu benutzen 

 dürfte wohl das Schonendste sein, allein es ist mühsam. Bequem 

 dagegen ist es — und wird deshalb von den Schülern befolgt — 

 bei irgend welcher Orts- oder Stellungsveränderung des Statives die 

 Prismahülse als Handhabe zu benutzen. Dadurch wird die Mikro- 

 meterschraube , das Prisma , sowie dessen Befestigung , jedes nach 

 seiner Art, ungebührlich stark auf Druck, Torsion, Biegung, Deh- 

 nung und Schiebung in Anspruch genommen , und ein beginnender 

 Defect an den genannten Theilen vergrössert sich dabei mit be- 

 schleunigter Geschwindigkeit. Will man noch bemerken, dass die 

 Prismahülse wegen des niederen Armansatzes nicht cylindrisch, also 

 nicht bequem für die Zwecke des ümlegens verläuft , und dass der 

 Schüler deshalb seinen Zeigefinger hakenförmig unter dem Kopf der 

 Mikrometerschraube anlegt , um den Stativkörper nach rückwärts zu 

 ziehen, so kann man nur darüber staunen, dass diese Stative so lange 

 gebrauchsfähig bleiben. Die Erklärung dafür liegt in der vorzüg- 

 lichen Metallarbeit. Obgleich nun diese Manipulationsweisen als fehler- 

 haft bezeichnet werden, so erscheint es auf der anderen Seite doch 



