Xn, 2. H i 1 d e b r and: Einige Bemerkungen zum Mikroskopbau. 147 



als eine berechtigte Forderimg-, dass die Prismaliülse nicht allein 

 ihrer Lage , sondern auch besonders ihrer Construction nach ge- 

 eignet sein sollte, dem Instrument als Handhabe zu dienen, ähnlich 

 wie der „Arm" des JACKsox-Modells dieses thut. 



Eine Correctur kann in der umgekehrten Anordnung 

 der Theile gefunden werden, in der Weise, dass die Hülse mit 

 dem Objecttisch fest verbunden werde , und das Prisma mit dem 

 Tubusträger. Ausserdem wird durch eine verminderte Anzahl der 

 Einzeltheile die Festigkeit des Ganzen erhöht werden. 



Zur Ausführung dieses Planes bieten sich, in Bezug auf die 

 feine Einstellung, zwei Wege dar. Der eine ist: die Spindel der 

 Mikrometerschraube durch eine in der Länge des Prismas verlaufende 

 Bohrung zu führen und am Boden der Hülse zu befestigen. Der 

 Schraubenkopf befindet sich an der alten Stelle und Avirkt auf das 

 mittels Feder nach oben strebende Prisma. Dieses Princip wurde 

 versucht, aber wieder verlassen, indem es mir schien, dass trotz 

 mannigfach vorgenommener Abänderungen in Bau und Anordnung 

 der Schraube und ihres Kopfes nicht genügende Garantie geboten 

 werde für den absolut richtigen Gang des Prismas. Der zweite 

 Weg ist : von der mit dem Objecttisch verbundenen Hülse aus einen 

 Bügel über das obere Ende des Prismas zu Averfen, und von diesem 

 Bügel aus, mittels Mikrometerschraube, das aufsteigende Prisma zu 

 controUiren. Dieses Princip habe ich mit Erfolg benutzt und aus- 

 gearbeitet. Natürlich ist der Bügel den Umständen entsprechend 

 modificirt und in die betreft'enden Theile eingelagert, wodurch er 

 zwar die Function, aber weniger die Form eines solchen behält. Der 

 Bügel erhebt sich von der oberen Fläche der Hülse mit drei Armen 

 (die weiter unten erwähnten Hohlpfeiler) a a a^ passirt durch ge- 

 räumige Oeifnungen 000^ welche in der das Prisma umfassenden 

 Ausplattung p des Tubusträgers für diesen Zweck angebracht sind, 

 und breitet sich über dem Stirnende des Prismas zu einer runden 

 Scheibe s aus, welche in ihrem verstärkten Centrum die Mikrometer- 

 schraube führt (Figur 1, 2, 3). 



Die Illustrationen zeigen, wie Charnierblock , Objecttisch und 

 Stutzen für das Einschrauben der Prismahülse ein einziges Gussstück 

 bilden. P^ine Kammer am unteren Ende der Hülse dient zur Auf- 

 nahme der Spiralfeder, welche von einer oben conischen Scheibe 

 bedeckt, einen centralen Druck auf das Prisma ausüljt. Zum Zweck 

 der Verbindung mit dem Prisma breitet sich der Arm des Tubus- 

 trägers zu einer dicken, runden Platte p aus, in deren Mitte das 



10* 



