Xn, 2. Hildebrand: Einige Bemerkungen zum Mikroskopbau. 



149 



d. h. das Prisma, dessen Verbindung mit dem Tubnsträger und die 

 Mikrometerscliraiibe vor Insulten schützen, wenn nicht eine besondere 

 Vorrichtung hierfür vorgesehen wäre. Dieselbe besteht wesentlich 

 in einer unter dem Tubusträger ausgebreiteten, und von der Prisma- 

 hülse ausgehenden Zunge oder Platte m, Figur 2. Die Art der Herstel- 

 lung wird die Form verständlich machen. Ein Rohrstutzen, im lich- 

 ten gleich dem Durchmesser der l'rismahülse, hat oben einen scheiben- 

 förmigen Flansch von ein Zoll (25*4 mm) Breite, dessen untere Seite 

 zu einer seichten Hohlkehle ausgedreht ist. Dieses Metallstück wird 

 durch radial geführte Schnitte in drei gleiche Theile getheilt, und 

 ein solcher Ausschnitt wird, nachdem die divergirenden Seiten des 

 Flansches parallel geschnitten worden sind, mit seinem Piohrantheil 

 seitUch an die Prismahülse geschraubt, wie aus der Zeichnung ersicht- 

 lich. Durch diese Anordnung wird beim 

 Aufheben und Umlegen des Statives den 

 die Prismahülse umfassenden Fingern ein 

 sicherer und bequemer Halt gewährt, und 

 es bleibt dem Mechanismus der feinen Ein- ^ 

 Stellung jeder schädigende Eingritf erspart. 



Alle altbewährten Theile der feinen 

 Einstellung sind beibehalten worden ; so : 

 die Anordnung des Prismas mit seiner 

 hinteren Druckfeder ; die Mikrometer- 3. 



scliraube mit ihrer hohlen Spindel und 



darin befindlichem losen Stahlstift zur Kraftübertragung auf das Prisma 

 resp, den Tubusträger ; der glockenförmige Schraubenkopf, der alle 

 Theile überdeckt, so dass die neue Construction in Bezug auf äus- 

 sere Erscheinung sich nicht wesentlich von der alten unterscheidet. 



Als Erfahrungsbeleg will ich mittheilen, dass Herr Universitäts- 

 mechaniker J. Kathan (University of Chicago) mir ein vortretflich 

 gearbeitetes Stativ nach der neuen Construction geliefert liat, welches 

 die letztere in ein sehr günstiges Licht stellt. Die feine Einstellung 

 steht in nichts den Leistungen der besten Instrumente continentalen 

 Modells nach, übertrifft dieselbe sogar insofern, als die Mikrometer- 

 schraube mit einem feineren Gewinde versehen werden konnte, ent- 

 sprechend den geringeren Anforderungen an dessen Widerstands- 

 fähigkeit. Das Schraubengewinde hat ein hundert Umgänge auf den 

 Zoll (25*4 mm) und wurde besonders tief geschnitten. 



Obgleich nun dieses Stativ die Zeitprobe noch nicht bestanden 

 hat , so erscheint doch die Annahme , dass die Gebrauchsfähigkeit 



