150 H i 1 d e b r a n d : Einift-e Bemerkungen zum ^likroskopbau. XII, 2. 



desselben eine län,2:ere sein werde als die eines Statives herkömm- 

 licher Constrnction , einwurfsfrei, wenn man bedenkt, dass ja das 

 Schiebesystem als solches das gleiche g-eblieben ist , während die 

 dasselbe besonders schädigenden Factoren ausgeschieden worden sind. 



II. Die Einstellung durch Verschiebung des Tubus mittels 



der Hand. 



Während die grobe Einstellung duroli Zahn und Trieb Ver- 

 besserungen erfahren hat, ist der I^instellung durch Verschiebung 

 des Tubus wenig Beachtung geschenkt worden; ja, eine gewisse 

 „stiefmütterliche" Behandlung der Schiebe -Stative von Seiten der 

 AVerkstätten ist unverkennbar, wenn man diese Instrumente aus ver- 

 schiedenen Quellen und in grosser Anzahl auf einmal bezieht. Was 

 nun den Werth des Schiebe-Mechanismus anlangt, so ist derselbe 

 abhängig, 1) von der Construction der gleitenden Flächen, 2) von 

 der mechanischen Vollendung dieser Theile, und ;>) von der Ad- 

 justirung in Betreff ihrer Function. Der erste Punkt erleidet eine 

 gewisse Begrenzung dadurch, dass er den Preis des Instrumentes 

 nicht wesentlich steigern darf, weil es sonst gerathen wäre, die 

 zwar etwas kostspieligen, aber auch bequemeren Instrumente mit 

 Zahn und Trieb zu benutzen. Ohne jetzt hierauf weiter einzugehen, 

 will ich nur kurz bemerken, dass wir Instrumente besitzen, deren 

 hervorragende Güte dem Umstand zuzuschreiben ist, dass die Innen- 

 fläche der Schiebehülse mit besonderer Sorgfalt ausgedreht und polirt 

 wurde. Andere Instrumente jedoch sind dadurch fehlerhaft, dass 

 der Tubus in einer etwas oval gepressten Hülse geht, oder weil 

 die untere Oefinung der Hülse weiter ist als die obere, Avoselbst 

 der Tubus durch die geschlitzte federnde Hülse festgehalten wird. 

 Der Punkt 2 ist für sich klar; in Bezug auf 8 jedoch muss gesagt 

 werden, dass mit einigen Ausnahmen der Gang des Tubus in seiner 

 Hülse ein viel zu harter ist, während doch die Präservirnng der 

 feinen Einstellung von dem zarten Gang desselben abhängt. Darauf 

 also möchte ich aufmerksam machen, dass, während die Reibung in 

 der Hülse eine gewisse Grösse erreichen muss, ein gewisses Maass 

 dieser Grösse nicht überschritten werden darf, im Interesse andauern- 

 der Gebranchsfähigkeit des Instrumentes. 



Seit einiger Zeit habe ich an mehreren Stativen eine Neuerung 

 anbringen lassen, die sich bewährt hat, und der Anschauung ent- 



