188 Schroeder V. d. Kolk: Systembestimiuungmikrosk.Krystalle. XII, 2. 



Zur Systembestimmung mikroskopischer Krystalle. 



Von 

 Dr. J. L, C. Schroeder Tan der Kolk 



in Deventer, Holland. 



Während es im allgemeinen verliältuissmässig leicht ist, das 

 Krystallsystem, selbst ganz kleiner Krystalle, mittels des polarisiren- 

 den Mikroskops zu bestimmen, stösst man in der Praxis doch zu- 

 weilen auf Schwierigkeiten, deren einige zu verringern Zweck des 

 Folgenden ist. 



Eine dieser Schwierigkeiten tritt z, B. da auf, wo es sich um 

 die Systembestimmung ganz kleiner, gerade auslöschender Nadeln 

 handelt. Es ist alsdann nicht immer möglich, optisch einachsige Na- 

 deln von z. B. rhombischen zu unterscheiden. Zwar giebt es glück- 

 liche Fälle, wo die Möglichkeit besteht, häufig aber gelingt es auch 

 nicht. 



Während allerdings die tetragonalen, die hexagonalen, die rhom- 

 bischen und einige monokline Nadeln in horizontaler Lage eine gerade 

 Auslöschung aufweisen, ist dies in anderer Lage durchaus nicht bei 

 allen Gruppen der Fall. 



Es wäre also wünschenswerth, eine einfache Vorrichtung auf- 

 zufinden, die Nadeln aus ihrer horizontalen Lage zu bringen, ohne 

 eine ruhige Beobachtung zu beeinträchtigen. Selbstverständlich hat 

 die Vorrichtung sodann der Forderung zu genügen, dass die Nadel 

 bei dieser Operation nicht aus der Mitte des Gesichtsfeldes rückt 

 und immer den gleichen Abstand vom Objectiv innehält. 



Jenen Anforderungen entspricht eine gläserne Halbkugel, welche 

 mit der convexen Ebene in der runden Oetfuung des Mikroskop- 

 tisches ruht, während die flache Ebene als Tisch für das Object 

 gebraucht wird. Der Radius der Oetfuung in dem eigentlichen Mi- 

 kroskoptisch beträgt etwa 9 mm, der Radius der Halbkugel etwa 

 15 mm. Die Halbkugel mag nun in jeder denkbaren Weise gedreht 

 werden, der Mittelpunkt aber, also auch die Mitte des G las- 

 tisches rückt nicht von der Stelle. 



Um den Glastisch in eine genau horizontale Lage zu bringen. 



