XII, 2. 



Referate. 



207 



das Gestäug-e S^ vermittelt (AngTiffsscheibe D), die Bewegung-. Die 

 Correctionsvorriclituugen für die Nicols liegen bei Ä und Ä^ und 

 kommen darauf hinaus, durch ein Federwerk eine Hülse, in der das 

 betreffende Nicol sitzt, in einer anderen Hülse um einen kleinen 

 Winkel nach rechts oder links drehen zu können. 



Der Drehapparat (Figur 2) ist so coustruirt, dass er bei 

 der Benutzung vertical, der Tubus des Mikroskopes horizontal steht; 

 das Mikroskop ist demnach umzulegen. Die Grundplatte G des 

 Drehapparates wird auf dem nun vertical stehenden Objecttisch des 

 Mikroskopes vermittels Klemmen befestigt, nachdem der Objecttisch 

 so gestellt worden ist, dass sein einer Schlitten genau von links 

 nach rechts geht und beide Schlitten 

 gleiche Ausschläge haben. Senkrecht 

 zur Grundplatte G geht ein Träger 

 T ab, in dem sich der Kreis K be- 

 wegt. Dieser besitzt bei N einen 

 Nonius (Ablesung von .5 zu 5 Minu- 

 ten) und kann durch das Federwerk 

 bei S geklemmt werden. In der Mitte 

 oben ist der Kreis aufgeschnitten, und 

 innerhalb desselben bewegt sich glei- 

 tend eine Scheibe , durch die der 

 Stift P geht , an dem die unterhalb 

 /i befindlichen Justirvorrichtungen hän- 

 gen, und der in der Verticalen auf- 

 und abgestellt und durch die Schraube 

 T^ fixirt werden kann. Die .lustirvor- 



richtung besteht aus zwei senkrecht zu einander wirkenden Viertel- 

 kreisringen L und Lj, von denen L fest steht, während L^ auf ihm 

 in der Bahn B beweglich ist. Diese Bewegung geht gut aber etwas 

 schwerer als die des Krystallträgers auf L^ in der Bahn i?^. Beide 

 Bewegungen lassen .5 Minuten ablesen und geben vom äussersten An- 

 fang bis zum Ende 90*^. Die Bewegungen selbst werden durch An- 

 fassen an die bei den Nonien herausstehenden Schraubenköpfe W 

 vermittelt. Die unterste Schraube B klemmt den Krystallträger F, 

 der seinerseits hohl und äusserlich stark vergoldet ist. Er schiebt 

 sich federnd auf einen (in der Figur nicht sichtbaren) Stahlstift auf. 

 An den unten mit kleinen Spitzen versehenen Krystallträger wird der 

 Krystall mit Wachs , das mit Kienruss durchknetet ist , angeklebt. 

 Die Flüsöigkeitsgefässe, entweder ganz aus Glas oder auch theilweise 



