210 



Referate. 



XII, 2. 



Oeffuimg der oberen Platte ist das Deckglas augekittet (d). Die 

 beiden Platten werden durch einen dazwischen liegenden Kautsehuk- 

 ring (Ä:) aus einander gehalten und können durch Anziehen von drei 

 Schraubenmuttern (in der Figur nur zwei sichtbar, sr) beliebig ge- 

 nähert werden. In den Raum, welcher von dem Kautschukring und 

 den beiden Platten umschlossen ist, wird durch die Röhre x das 

 Wasser zu- und auf der anderen Seite (bei a) wieder abgeleitet. 

 Wenn der Raum zwischen d und s durch Anziehen der Schrauben 

 sehr reducirt ist, würde das Wasser beim Durchströmen sich den 

 bequemeren Weg zwischen dem Kautschukring und der Platte s aus- 

 suchen, das Object unter dem Deckgläschen mithin wenig frisches 

 Wasser erhalten. Diesem Uebelstande wird dadurch abgeholfen, 

 dass zwei kleine Zapfen eingesetzt werden (auf der Figur nicht 

 sichtbar, weil vorn und hinten gelegen), welche den Kautsclmkring 

 an zwei gegenüberliegenden Stellen gegen die Platte von Spiegelglas 



sr 



f < ( ( ( 1 1 M t I I 1 M ' J )7) 



1^ 



"^ 





I^s^j^^gsissssiass jsi5is;s;jjsss> 



-'S'^^^t$sj!-sisssisissjg;ji!;issiSi5;ss^^ 



drücken und so alles Wasser zwingen, seinen Weg zwischen Spiegel- 

 und Deckglas zu nehmen. Man bringt das zu beobachtende Object 

 mit wenig Wasser auf die Platte von Spiegelglas, legt den Kaut- 

 schukring ein, deckt die obere Platte auf und zieht nun die drei 

 Schrauben abwechselnd an, bis das Object in der gewünschten Weise 

 comprimirt ist. Dann wird das Zulaufrohr mit der Wasserleitung, 

 beziehungsweise dem Wasserbehälter in Verbindung gesetzt (Regu- 

 lirung durch den Hahn der Wasserleitung oder einen in das Ver- 

 bindungsrohr eingeschalteten Glashahn) und am Abflussrohr ein U- 

 förmiges Röhrchen eingeschaltet, damit das abfliessende Wasser keinen 

 Zug auf das im Apparat befindliche Wasser ausübt oder die von 

 dem Rohr abfallenden Tropfen Zuckungen des Objectes hervorrufen. 

 Die inneren Oefiuungen des Zu- und Abflussrohres liegen einander 

 gegenüber , doch sind die beiden Rohre so gestellt , dass sie einen 

 rechten Winkel mit einander bilden. Wenn man das Mikroskop in 

 horizontaler Stellung benutzt, so richtet man die beiden Rohre nach 

 oben, damit der Apparat stets mit Wasser gefüllt bleibt. Bei Be- 

 nutzung eines Revolvers muss man den Apparat mittels der Klemmen 



