XII, 2. Referate. 215 



ist mit Asbest zum Schutz g-egen Abkühlung- bekleidet, seine Oeff- 

 mmg «, welche zum Füllen dient, bleibt stets offen. Damit nun 

 das warme Wasser nicht fortlaufend, sondern nur im Bedarfsfalle, 

 wenn die Temperatur des Thermostaten sinkt, die Leitung durch- 

 kreist, ist die Regulirvorrichtung- D eingeschaltet, durch welche der 

 Strom des warmen Wassers bei Ueberschreiten der gewünschten 

 Temperatur bei h automatisch unterbrochen werden soll. Die eigent- 

 liche Regulirvorrichtung L) hat Wasserfüllung, welche durch die Aus- 

 dehnung des übergeschichteten eingeschlossenen Aethers (ähnlich wie 

 beim Lothar MEYEu'sehen Regulatoren mit Quecksilberfüllung) durch 

 / nach k hinübergetriebeu wird. Von /.■ bis h ist das Wasser jedoch 

 durch Quecksilber abgesperrt. Das Gefäss k ist beweglich, höher 

 und tiefer zu stellen und durch den Gummischlauch o mit dem An- 

 satzrohr h i des Stücks verbunden. Da h o und o k communicirende 

 Röhren sind, Avird sich durch Heben oder Senken von /.; der Queck- 

 silberstand in beiden ändern und daher die Passage von 6, f/, /", Ä, d 

 bei k entweder frei werden oder verlegt werden. Das kurze Grund- 

 röhrchen t taucht in ein Gefäss mit Wasser und ist für gewöhnlich 

 mit einer Klemme geschlossen. Es dient zur Füllung oder Entleenmg 

 des Reservoirs C, je nachdem die Temperatur des Thermostaten 

 niedriger oder höher eingestellt werden soll. Der ganze Apparat 

 muss natürlich mit ausgekochtem luftfreiem Wasser gefüllt werden. 

 Nähere Details über die Art und Weise der Ingangsetzung des Appa- 

 rates mögen Interessenten im Original einsehen. Es genügt, wenn 

 das Wasser im Kessel B constant 60 bis 70^ zeigt. Die Tempe- 

 raturunterschiede im Luftbade des Thermostaten sollen bei gleich- 

 massig brennender Petroleumlampe für gewöhnlich nicht mehr als 

 0*2 C betragen. Cxaplewski {Königsberg i. Pr.). 



3. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Hausen, Fr. €. C, Eine schnelle Methode des Böhiier- 



schen Hämo toxy lins (Zool. Anz, Bd. XVIII, 1895, 



p. 158 — 160). 



Hansen hat wie P. Mayer die Erfahrung gemacht, dass das 



fabrikmässig dargestellte Hämateinammoniak nicht immer von gleicher 



Güte und deshalb für histologische Zwecke nicht immer gleich ge- 



