Xn, 2. Referate. . 259 



10 mm breit, die Doppelscliale lmfeisenförmi;j: in Gestalt einer Rinne 

 zum grössten Theil umfassendj. Der zum Ankitten der Platten be- 

 nutzte Kitt muss an einem warmen Orte zunächst ca. 8 Tage er- 

 härten. Dann wird der Apparat unter Einleiten von Wasserstoff auf 

 Dichtigkeit geprüft, indem man das Ableitungsrohr fast bis auf den 

 Boden der Schale mit seiner Mündung senkt; steht das Paraffinum 

 liquidum aussen 3 bis 4 cm höher als innen, so darf sich der Stand 

 des Paraffins innerhalb 24 Stunden nach Absperren des Zuleitungs- 

 hahns nicht ändern. 



Zur Wasserstoffentwicklung benutzt Zettnow eine Gasentbin- 

 dungsflasche von l"ö 1 Inhalt; 85 g Zink und 75 cc concentrirte 

 arsenfreie Schwefelsäure genügen für 3 Apparate , welche für die 

 3 Verdünnungen nothwendig werden. Der Wasserstoff wird wie üb- 

 lich mit alkalischer Blei- und Pyrogallollösuug gewaschen. Zur Her- 

 stellung der alkalischen Pyrogallolabsorptions-Lösuug benutzt er Pyro- 

 gallolkugelu (aus 10 g mit Alkohol bis zu knetbarer Consistenz be- 

 feuchteten Pyrogallol werden 18 bis 20 Kugeln angefertigt), von 

 denen je zwei unter Schrägstellung des Apparates in die jetzt hoch- 

 stehenden Punkte der oben erwähnten Pyrogallolrinnen des Tisch- 

 chens gelegt werden , während in die tiefsten Punkte der Rinne je 

 10 bis 12 cc verdünnte Natronlauge kommen. Erst nach Montirung 

 des Apparates und erfolgter Füllung mit Wasserstoff wird dann die 

 alkalische Lösung des Pyrogallol durch Horizontalstellen des Appa- 

 rates vollzogen , wobei die 0-Resorption erfolgt. Zu den Glocken- 

 schalen gehört ein Abtropfblech. Details siehe Original. 



Czapleiüski {Königsberg i. Pr.). 



Kruse, W. , Eine allgemein anwendbare Verbesserung 

 des Plattenverfahrens (Centralbl. f. Bacteriol. u. Pa- 

 rasitenk. Bd. XV, 1894, No. 12, p. 419). 

 Kruse bedient sich, um die meist viel charakteristischer als 

 tiefe Colonien auftretenden Oberflächencolonien allein zur Entwick- 

 lung kommen zu lassen, sterilisirter Pinsel, mit denen er die, wenn 

 nöthig verdünnte Impfmasse auf vorher erstarrte Nährbödenplatten 

 ausstreicht. Die benutzten Pinsel sind einfache Tuschpinsel, welche 

 im Dampf sterilisirt werden. Einige der gebräuchlichen Platten ge- 

 nügen zur Vertlieilung von 1 cc Impfflüssigkeit. Kruse hat die 

 Methode , welche er zuerst zum Nachweis von Typhusbacillen auf 

 Gelatineplatten ausgearbeitet hatte, noch für Diphtheriebacillen, In- 

 fluenzabacillen und Streptokokken erprobt. Benutzt man Agarplatten, 



17* 



