Xn, 2. Keferate. 271 



ergiebt die Auflösung des sphärischen Dreiecks Achse, Mittelpunkt, 

 Achse die exaete Lösung der Aufgabe. 



Die Anwendung dieser Methode wird weiterhin an mehreren 

 Beispielen ausführlich erläutert. R. Brauns. 



Becke, F., Messung von Achse nbildern mit dem Mikro- 

 skop (Tschermak's Mineral, und Petrogr. Mittheil. Bd. XIV, 

 1895, p. 563—565). 



Das vorstehend beschriebene Verfahren, den Ort einer im Ge- 

 sichtsfeld sichtbaren optischen Achse nach Azimuth und Centraldi- 

 stanz zu ermitteln, erfordert etwas complicirte und zeitraubende Mes- 

 sungen, und es gehört eine gewisse Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

 dazu, um die Messungsergebnisse richtig in die Construction zu über- 

 tragen. Verf. giebt hier nun eine Methode an, die mit verhältniss- 

 mässig einfachen Mitteln sehr rasch zum Ziele führt und Irrungen, 

 die bei dem alten Verfahren vorkommen können, mit Sicherheit 

 ausschliesst. 



Das neue Verfahren beruht auf dem Princip, das Interferenzbild 

 mittels Camera lucida auf einem Zeichenblatt abzuzeichnen, welches 

 gleichsinnig mit dem Objecttisch des Mikroskopes gedreht werden 

 kann. Die verwendete Camera lucida ist nach Angaben von Prof. 

 Hatschek gebaut, gestattet den Obertheil mit dem Glaswürfelchen 

 zurückzuklappen, lässt Wechsel oder Entfernung des Oculares zu, 

 während der Spiegel in seiner Lage bleibt und ist zum Centriren 

 eingerichtet; sie wird unmittelbar auf das Oberende des Mikroskopes 

 aufgesetzt. Das CzAPSKi-Ocular kommt in Wegfall, da das kleine 

 Loch in dem retlectirenden Prisma der Camera lucida die Function 

 der Irisblende übernimmt. 



Das Zeichenblatt befindet sieh auf einem drehbaren Tischchen 

 mit Gradtheilung , dessen Centrum sich genau unter der Achse des 

 Spiegels befindet. Dieser drehbare Tisch gestattet durch drei Cen- 

 trirschrauben eine kleine Verschiebung in der Ebene und hat eine 

 central ausgebohrte Oeffnung. Das Mikroskop, der centrirbare Tisch 

 sind auf einem starken Brett derart vereinigt, dass die Stellung des 

 Mikroskopes durch zwei Winkelplatten fixirt ist, au welche die Enden 

 des Hufeisenfusses genau anpassen, während der Tisch in der ent- 

 sprechenden Entfernung zur Rechten des Mikroskopes angebracht ist, 

 so dass die Linie von der Mitte des Tisches zur Achse des Spiegels 

 der richtig aufgesetzten Camera lucida parallel ist zur Mikroskop- 

 achse. Das Verfahren ist nun folgendes : 



