272 Referate. XE, 2. 



Nachdem die Stelle des Dünnschliffes, deren Interferenzbild ge- 

 messen werden soll, genau centrirt ist, wird die Camera aufgesetzt, 

 das Ocular entfernt und das Gesichtsfeld mit dem Bild des Zeichen- 

 tisches concentrisch eingestellt; zuerst roh durch Verstellung des 

 Spiegels der Camera lucida und durch Drehung derselben um die 

 Mikroskopachse, zuletzt fein durch die Centrirschrauben des Zeichen- 

 tisches. Dann wird das Zeichenblatt auf den Tisch gelegt und mit 

 einer Federklemme befestigt. Um das Interferenzbild gut wahrzu- 

 nehmen, hat es sich als vortheilhaft erwiesen, mattschwarzen Carton 

 als Zeichenunterlage zu verwenden und mit hellfarbiger Oelkreide 

 zu zeichnen. 



Man stellt nun das Interferenzbild so ein , dass der schwarze 

 Balken möglichst gnit hervortritt. Die Ablesung am Theilkreis des 

 Objecttisches sei a. Nun bringt man den Zeichentisch in eine solche 

 Stellung, dass an seiner Marke ebenfalls a eingestellt ist, und zeich- 

 net die Stellung des schwarzen Balkens ab. Dann wird der Object- 

 tisch um 30*^ gedreht. Die Ablesung ergiebt a -\- 30. Auf dieselbe 

 Zahl stellt man den Zeichentisch ein und zeichnet wiederum den 

 schwarzen Balken ab. Der Durchschnittspunkt der zwei Linien ist 

 der Ort der Achse Ä^. 



Dasselbe Verfahren wiederholt man zur Controle bei der Ab- 

 lesung a — 30^ an Object- und Zeichentisch; die drei Linien schnei- 

 den sich in einem Punkt oder umschliesseu ein kleines Fehlerdreieck, 

 dessen Mittelpunkt als Ort der Achse zu gelten hat. 



Will man bloss den Winkel zwischen den optischen Achsen in 

 zwei Lamellen eines Zwillingskrystalls erfahren, so wiederholt man 

 die Operation, nachdem die Zwillingslamelle mittels Kreuzschlitten 

 eingestellt ist mit der Achse des Zwillingsindividuums und kann 

 dann aus der linearen Entfernung der beiden Achsenörter mit Hilfe 

 der vorher ermittelten MALLARo'schen Constante den Winkel der 

 beiden Achsen ableiten. 



Weitere Angaben beziehen sich auf noch etwas genauere Mes- 

 sungen nach dieser Methode. Der benutzte Apparat ist vom Mecha- 

 niker Kettnkr in Prag hergestellt und hat sich bei dem Gebrauch 

 gut bewährt. R. Brauns. 



Thaddeeif, K., Optische Beobachtungen an Topas (Zeit- 

 schr. f. Krystallogr. Bd. XXIII, 1894, p. 536—544). 

 Der A'erf. hat Topase der Ilmenberge fSüd-Ural) und von Adun- 

 Tschalon (Ost-Sibirien) auf ihre optischen Eigenschaften hin unter- 



