290 



Schiemenz: Die neuen Zeiohenoculave von Leitz. XII, 3. 



des Prismas von Fio-ur 1. Die punktirten Linien deuten den Weg 

 der von der Zeichenfläelie kommenden Lichtstrahlen an, ans welchem 

 sich ergiebt, dass das Licht zweimal total gebrochen in das Auge 

 des Beobachters gelangt, also kein Lichtverlust stattfindet. In Folge 

 dieser Eigenschaft des Zeichenapparates wird die Zeichenfläche und 

 die Spitze des Bleistiftes sehr deutlich. Aus den Winkeln der Pris- 

 men ergiebt si(di ferner , dass l)ei Anwendung des Oculars Figur 2 

 (Prisma Figur 4) die Zeichenfläche um 12*^ geneigt gestellt werden 

 muss , wenn keine Verzerrungen des Bildes stattfinden sollen. Bei 

 Benutzung des Oculars Figur 1 (Prisma Figur 5) müsste von Rechts 

 wegen die Zeichenfläelie um 45 "^ geneigt sein, allein da dieses Ocular 

 nur bei umgelegtem Mikroskope angewendet wird, fällt diese Noth- 

 Avendigkeit fort, sobald man das Mikroskop gerade um 45^ neigt. 



1. 



Man kann dann ganz direct die horizontale Platte des Tisches, auf 

 dem das Mikroskop steht, als Zeichentisch benutzen. Die Idee eines 

 Zeichenapparates , die bei einer Schiefstellung des Mikroskopes um 

 45*^ das Bild ohne Verzerrung auf eine horizontale Zeichenfläche 

 wirft, ist nicht neu , sondern sclion von Mallas.sez zur Ausführung 

 gebracht.^ Aber während bei dem Apparate von Malassez dies 

 erst durch Stellung eines Prismas mit Hülfe einer Schraube erreicht 

 wird, ist bei dem LEiTz'schen Ocular diese Stellung des Prismas ein 

 für alle Mal gegeben und fest. 



1) Vgl. das Referat in dieser Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 231. 



