294 Behrens: Mikroskoptisch mit Irisblende von Meyer u. Co. XII, 3. 



Es liegt lins ein grosses, mit centrirbarem Drehtische versehenes 

 Stativ genannter Firma vor, welches im übrigen ganz nach dem 

 ZEiss'schen Typus geljant ist. 



Die mittlere Tischötfnung ist grösser als gewöhnlich, sie hat 

 einen Durchmesser von 23 mm; unten ist der Tisch genügend weit 

 ausgedreht, um den kurzen Cylinder mit der Irisblende aufnehmen 

 zu können. Dieser Blendcylinder wird fixirt durch eine runde Messing- 

 platte mit mittlerem Loche, die mit der Tuterseite des Mikroskop- 

 tisches fest verschraubt ist. An der rechten Seite fehlt dieser Platte 

 ein Sector von ca. 9()*^, um Raum zu geben für die Handhabe zum 

 Oeffncn luid Schliessen der Blende. Diese Handhabe ist so lang, 

 dass sie an der rechten Seite des runden Tisches eben vortritt. Die 

 Metalllamellen der Irisblende sind (wie auch bei Zeiss) nach oben 

 etwas gewölbt, so dass die durch sie erzeugte Blendeni)tfnung etwa 

 in gleicher Höhe liegt mit der oberen Fläche des Objecttisches. 



Unterhalb dieser Irisblende l)efindet sich der fest mit dem Stativ 

 verbundene Condensorapparat, welcher sich durch einen Trieb auf- 

 und abwärts bewegen lässt. Ausser dem Spiegel besteht er aus zwei 

 Stücken , dem unteren Irisblendenträger und dem oberen Condensor- 

 träger. Beide Stücke lassen sich nach Herabdrehen des Triebes ein- 

 zeln rechts seitlich hervorklappen und springen beim Zurückschlagen 

 in eine Einschnappvorrichtung. Hat man die obere Irisblende (am 

 Tische) ganz geöflnet, so kann iiian den Condensor soweit hoch 

 drehen, dass die obere Planfläclie des Beleuchtungssystems gleiche 

 Höhe mit der Tischtläche hat, und es kann nun in bekannter Weise 

 die Condensorbeleiichtung angewandt werden. 



Will man aber anstatt Condensorbeleuchtung solche mittels der 

 Tischblende anwenden, so schraubt man den Condensor etwas herab, 

 klappt seinen oberen Theil ndt dem Beleuchtungssystem seitlich her- 

 vor, öffnet die untere Irisblende ganz und schliesst die Tischblende 

 durch die seitliche Handhabe bis zur gewünschten (3effnung. 



Dieser üebergang vom convergenten zum parallelen Lichte voll- 

 zieht sich, wie man sieht, ganz einfach, und die bequemen Hand- 

 griffe erfordern nur wenige Secunden Zeit. In so weit wäre also die 

 Saclie ganz gut, aber sie hat doch eine Bedenklichkeit, und das ist 

 eben die feste Irisblende am Tische. Diese ist nicht herauszu- 

 nehmen, u n d ihre z a r t e n L a m e 1 1 e n 1 i e g e n g a n z fr ei u n t e r 

 dem Obj e ctt r ä ger. Wenn ein Tropfen Immersionsöl aus Unacht- 

 samkeit zwischen die Lamellen geräth und dort verharzt oder wenn 

 gar bei mikrochemischen Arbeiten etwas Säure dorthin gelangt, so 



