XII, 3. Stärlinge r: Neuerung am Reichert'schen Schlittenmikrotoin. 295 



ist anzunehmen, dnss die Blende bald in rnordnung gerätli. Da sie 

 nicht abnehmbar ist, wird sie gewiss nur sehr schwer zu reinigen 

 sein, zwischen den Lamellen wahrscheinlich gar nicht. Wir ver- 

 muthen fast, dass dieses mit ein Grund ist, weshalb die Firma ('. Zeiss 

 diese an und für sich ja sehr naheliegende Anordnung nicht gewählt 

 hat. Ob sich wegen des beregten Uebelstandes diese Coustruction 

 einbürgern wird, wagen wir nicht zu entscheiden. 



G ö 1 1 i n gen, 1 . December 1 8 9 .5 . 



Eine 

 Neuerung am Reichert'schen Schlittenniikrotom. 



Von 

 Dr. Jos. Starliiifijer, 



em. Assistent an der Klinik des Herrn Prof. v. WAGNER , Wien. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die bekannte REiCHERr'sche Firma in Wien hat auf Anregung 

 und Angabe des Verfassers hin neuerlich eine Avesentliche Verbesserung 

 an ihren Mikrotomen ^ anbringen lassen, die in der That einen Fort- 

 schritt bedeutet und deshalb verdient, speciell hervorgehoben zu 

 werden. 



Bis vor ein paar Jahren geschah die Messerführung beim Schnei- 

 den mit dem Schlittenniikrotom durchwegs direct durch die Hände, 

 derart, dass mau mit Ijeideii Händen den Klotz, an dem das Messer 

 angeschraubt war, langsam auf seiner Bahn weiterrückte. Das lernte 

 man bald, und schon nach kurzem erlangte man hierin eine bedeu- 

 tende Fertigkeit. Aber ein Uebelstand war dabei , der manchen 

 Schnitt ruinirte. Man hatte bei dieser directen Führung keine Hand 

 frei, um so etwa ein starkes Einrollen des Schnittes, oder ein stelleu- 

 weises Verfangen und nachträgliches Zerreissen hintan zu halten- 

 Diese Unannehmlichkeiten, aber insbesondere das stetige Grösserwer- 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. 1, 1884, p. 241; Ed. X, 1893, p. 300. 



