304 Cori: A^erwendung der Centrifuge in der zoologischen Technik. XII, 3. 



Aus den bcigegebeuen Abbildungen ist die Constructiou so leicdit 

 zu verstellen, dass es eigentlich nicht vieler Worte zu ihrer Be- 

 sclireibung bedarf. Die ganze Vorrichtung l)estelit aus drei Theilen: 

 nämlich 1) aus der eigentlichen Centrifuge; '2) aus einem Stativ 

 mit Lager für letztere und 3) aus einem blechernen Schutzmantel 



1. 2. 



Figur 1. Centrifuge für vier Proben; der Schutzmantel ist entfernt. 

 Figur 2. Centrifuge für zwei Proben mit blechernem Schutzmantel. 



(Figur 2), welcher in entsprechender Weise am Stativ befestigt ist, 

 aber in der einen Abbildung (Figur 1) weggelassen wurde. 



Die eigentliche Centrifuge (Figur l) besitzt eine Schraubenspin- 

 del (Sp)^ an deren oberem P^nde sich ein in einem Lager beweglicher 

 knopfförmiger Handgriff (H) befindet. Das untere Ende der Spindel 

 läuft in einen conisch zugespitzten Zapfen aus, welcher in ein ent- 

 sprechend geformtes Lager der Säule (S) des Stativs passt, und ober- 

 halb dieses Zapfens befindet sich als Träger für 2 resp. 4 Metallröhren 



