XII, 3. Referate. 319 



hat R. Scheibe zwei aus dem Kalkspath von Auerbach an der 

 Bergstrasse angefertigte Nicols vorgelegt. Jedes war etwa 5 cm 

 lang und 2 ^/o cm dick. Der Kalkspath ist völlig frei von Rissen 

 und durchaus farblos, aber doch nicht so klar und lichtdurchlässig 

 wie Kalkspath erster Güte von Island. Er entspricht etwa dem Ma- 

 terini zweiter Güte letzteren Fundortes, wird also nicht zu Instru- 

 menten taugen, die sehr hohen Ansprüchen genügen sollen, wird aber 

 zu Apparaten brauchbar sein, die in der Technik verwendet werden 

 und keine zu hohen Anforderungen an die Klarheit des Kalkspaths 

 stellen, z. B. 8accharimetern u. dergl. In den Auerbacher Kalkbrüchen 

 scheint brauchbares Material nicht allzu selten zu sein. 



R. Brauns. 



Carazzi, D., 8ur les indications du grossi ssement dans 



les dessins micrographiques (Zool. Anz. Bd. XVIII, 



1895, p. 162—164). 



Carazzi tadelt, dass so häutig es unterlassen wird, bei der 



Zeichnung die Yergrösserung anzugeben. Die Angabe der Oculare 



und Objective einer Firma sei zwecklos , dieselbe hätte nur dann 



Werth, wenn jeder Mikroskopiker sämmtliche Kataloge aller grösseren 



Firmen in seinem Besitz hätte und dort die Vergrösserung nachsehen 



könnte. Er empfiehlt daher, dass jeder Mikroskopiker mit allen den 



Ocularen und Objectiven, mit denen er zu zeichnen pflege, ein reelles 



Bild von einem unter das Mikroskop gelegten Mikrometer mit Hülfe 



der Camera clara entwerfen solle. Eine Vergleichung der Maasse 



des Mikrometers und des davon entworfenen Bildes giebt annähernd 



richtig die Vergrösserung an. Schietnenz {Hannover). 



Janet, Ch., Sur le mode d'indication du grossissement 

 dans les dessins (Zool. Anz. Bd. XVIII, 1895, p. 259 

 — 260). 

 Auch Janet hält die Angabe der linearen Vergrösserung für 

 sehr wünschenswerth. Er stellt, wenn er ohne Camera clara zeich- 

 net, die Vergrösserung dadurch fest, dass er an Stelle des gewöhn- 

 lichen Ocularmikrometers einen quadrirten benutzt, von dem die 

 Seiten der Quadrate 0'5 mm lang sind, und auf quadrirtes Papier 

 zeichnet. Er hat ein für alle Mal festgestellt, welcher Vergrösserung 

 des Objectes eine Quadratseite des Ocularmikrometers entspricht und 

 kann nun durch Anwendung eines Zeichenpapiers mit zusagender 

 Quadratgrösse die Zeichnung in einer dem Zweck entsprechenden 



