320 Referate. XII, 3. 



Grösse anfertigen. Entspricht bei einer bestimmten Combinatiou von 

 Ocular, Objectiv und Tubuslänge die Quadratseite des Ocularmikro- 

 meters 0"075 mm von dem Objecte , so erhält man durch Anwen- 

 dung eines quadrirten Papieres, dessen Quadratseiten 5'6, 7*5, lO'O, 

 11*25, 15, 22*5 mm messen, eine entsprechende Vergrösserung von 

 75, 100, 13.3-3, 150, 200, 300. Die hier angegebene Methode hat 

 den Vortheil, dass man von demselben Objecte Zeichnungen in ver- 

 schiedener Grösse entwerfen kann, ohne dabei das Ocular oder das 

 Objectiv oder die Tubuslänge ändern zu müssen. Ganz besonders 

 bequem ist sie bei der Benutzung der apochromatischen Objective 

 von Zeiss. Schiemenz (Hafmover). 



von Nathusius, W., lieber Gross enan gäbe bei Mikro- 

 graphie (Zool. Anz. Bd. XVIII,. 1895, p. 364—367). 

 V. Nathusius stimmt Carazzi bei nnd schlägt sogar vor, die 

 Redactionen der wissenschaftlichen Zeitschriften sollten Arbeiten ohne 

 Grössenangaben bei den Bildern zurückweisen. Einfacher als die 

 Zeichnung mit Camera clara sei es aber in vielen Fällen , die Ob- 

 jecte mit dem Ocularmikrometer zu messen und dann die Grade 

 dieses mit dem auf den Tisch des Mikroskopes gelegten Objectiv- 

 mikrometers für die verschiedenen Systeme zu vergleichen. Am 

 einfachsten jedoch sei die Messung durch Doppelsehen. Das mit 

 dem rechten Auge im Mikroskop gesehene Bild projicirt man mit 

 Hülfe des linken Auges auf einem links neben dem Mikroskope senk- 

 recht zur Verbindungslinie der Augen liegenden Maassstabe auf 

 weissen Carton. Hat man die Vergrösserung des Systems bei der- 

 selben Bildweite festgestellt, so ergiebt ein einfaches Divisionsexempel 

 die wirkliche Grösse des Objectes. Mikroskopikern ist es zwar nicht 

 immer leicht, die Aufmerksamkeit auf beide Augen gleichmässig zu 

 vertheilen, wie es zu solchen Messungen nöthig ist, aber mit einiger 

 Uebung wäre es wohl zu erreichen. Absolut genaue Zahlen werden mit 

 keiner Methode erhalten. Bei der letzten Art von Messung nimmt der 

 Fehler mit der Grösse des Bildes ab, doch werden zu grosse Bilder 

 für das Auge unübersichtlich^ so dass es hier eine gewisse Grenze 

 giebt und man gut tliut, die Vergrösserung des Bildes durch Anwendung 

 starker Systeme nicht zu übertreiben. Schiemenz {Hamiover). 



Bolsius, H., Remarques sur les indications des gros- 

 sissements dans les dessins micrographiques 

 (Zool. Anz., Bd. XVIH, 1895, p. 386—388). 



