104 Referate und Besprechungen. VIII, 1. 



keit enthaltender Theil in das Gefäss oder den Raum gebracht wird, 

 dessen Temperatur constant gehalten werden soll *. 



Alfred Koch {Göttingen). 



Miquel, P., Nouveaux regulateurs bases sur ladilatation 

 des metaux solides (Ann. de Microgr. t. III, 1890 — 91, no. 3 

 p. 151, no. 5 p. 241). 

 Miquel beschreibt zwei Thermo-Regulatoren, welche auf der Aus- 

 dehnung von Zinkkolben (von 25 bis 50 resp. 30 cm Länge) beruhen, 

 die in einer Röhre von Porcellan oder Glas stehen. Diese taucht 

 in das Wasserbad des Thermostaten ein und erhält eventuell am unteren 

 Ende (aber ohne grossen Nutzen) zwei seitliche Fenster. Bei dem 

 ersten Regulator comprimirt das schneidenförmige freie obere Ende des 

 Zinkkolbens bei einer Ausdehnung durch Wärme den zuführenden Gas- 

 schlauch des Thermostaten gegen ein durch eine Schraube näher oder 

 ferner rückbares Widerlager. Beim zweiten Modell trägt der Zinkkolben 

 eine seitlich durch Schraube regulirbare Haube mit schneidenförmiger 

 Spitze , welche durch einen Hebelmechanismus je nachdem eine Com- 

 pression des zuführenden Gasschlauches oder des Schlauches, welcher 

 das abkühlende Medium zuführt, bewirkt. Einzelheiten sind im Original 

 nachzusehen. Csaplewski {Görhersdorf). 



Biijwid, 0., Eine einfache Filtrirvorrichtung zumFiltri- 

 ren steri lisir ter Flüssigkeit (Centralbl. f. Bacteriol. 

 u. Parasitenk. Bd. IX, 1891, No. 1 p. 4). 

 BujwiD bedient sich zum keimfreien Filtriren von Flüssigkeiten 

 folgender Vorrichtung. Der Hauptbestandtheil ist eine Pasteur-Cham- 

 BEKLAND'sche Bougic (a) mit emaillirtem Deckel (c) (ca. 15 cm lang, 

 2 bis 3 cm breit, 3 bis 5 mm Wanddicke). Dieselbe wird, mit Watte- 

 pfropf versehen, vor dem Gebrauch mehrmals in strömendem Wasser- 

 dampf sorgfältig sterilisirt. Die Filtrirkerze wird, wie es scheint, mit- 

 tels einer durchbohrten Gummikappe (ft), welche in der Beschreibung 

 zwar nicht erwähnt, aber aus der Zeichnung ersichtlich ist, an eine 

 Eprouvette {d) luftdicht angefügt, welche die zu filtrirende Flüssigkeit 

 enthält und durch ein seitliches Ansatzrohr ein eventuelles Nachsaugen 

 von frischer Flüssigkeit aus einer Flasche {g) gestattet. Die Filtration 

 in der Kerze erfolgt von aussen nach innen durch Absaugen mittels 



') Thermostaten nach d'Aksonval sind z. B. zu beziehen von F. u. M. 

 Lautenschlägef, Berlin, Ziegelstrasse 24. 



