150 Czapski: Grenzen der Leistungsfälligkeit des Mikroskopes. VIII, 2. 



Oberfiäclie desselben matt und damit undurchsichtig- wird. Wie weit 

 sich dieser Uebelstand bei anderen Glasarten, als den bei jenem System 

 angewandten, vermeiden lassen wird, wäre allerdings noch besonders zu 

 untersuchen, und es ist kein Grund, in dieser Beziehung von vornherein 

 auf ein besseres Gelingen zu verzichten. Im Gegentheil ! Aber als ganz 

 gewiss muss man hinstellen, dass einerseits das Deckglas von hohem 

 Brechungsexponenten in jedem Falle sehr viel empfindlicher sein wird 

 als das gewöhnliche Deckglas, und dass hierdurch die Auswahl unter 

 den optisch genügenden Einbettungsmedien von vornherein beschränkt 

 werden wird; anderseits, dass die Präparation von Objecten mit den 

 noch zur Verfügung bleibenden Medien jedenfalls eine sehr viel schwie- 

 rigere und kostspieligere sein wird, als die bei den jetzt angewandten 

 Aperturen. 



Das allergrösste Hinderniss in diesem Punkte bieten jedoch 

 nicht die genannten anorganischen Substanzen, sondern die Sub- 

 stanz des Objectes, wenn dieses aus dem Gebiete der unserem 

 Interesse weitaus am nächsten stehenden organischen Natur stammt. 

 Ist schon bei dem jetzt gebräuchlichen Präparationsverfahren oft- 

 mals Anlass zu Bedenken , ob nicht durch die Präparation das Ob- 

 ject eine wesentliche Veränderung seiner natürlichen Structurverhält- 

 nisse erfahre, so zeigt sich bei Anwendung der jetzt bekannten 

 hoch brechenden Einbettungsmedien oft schon dem unbewaffneten 

 Auge, dass geradezu eine Zerstörung dieses durch jenes eintritt. 

 Grosse Klassen der aus der organischen Natur stammenden Objecto ver- 

 langen zudem, in ganz gewissen Medien zu verbleiben, in ihrer 

 natürlichen Umgebung oder solchen Mitteln, die dieser sehr ähnlich 

 sind. Diese besitzen nun meistens Brechungsexponenten von 1*33 bis 

 höchstens 1"6. Dieser Umstand schliesst eine Erhöhung der Leistungs- 

 fähigkeit des Mikroskops durch Vergrösserung der Apertur von 

 vornherein aus und verweist uns mit Nothwendigkeit auf den anderen 

 der oben genannten Wege als den einzigen, welcher in solchen Fällen 

 überhaupt die Aussicht auf einen möglichen Fortschritt eröffnet. 



n. 



Dieser Weg besteht, wie erwähnt, darin, X, die Wellenlänge des 

 wirksamen Lichtes, kleiner zu machen. (Mit der Verkleinerung 

 von X geht zwar an sich bei allen normal zertreuenden Immersionsflüssig- 

 • keiten eine Vergrösserung von n und damit der Apertur Hand in Hand — 

 eine Vergrösserung, welche im selben Sinne auf die Grösse von o wirkt, wie 

 die Verkleinerung von X ; doch können wir diese als relativ zu gering 



