VIII, 3. Lendl: Eine neue Constructioii für Mikroskope. 283 



Das Princip der Construction der bisher gebrauchten Mikroskope 

 ist, in kurze Worte gefasst, das folgende : Das vom Objectiv erzengte 

 Bild wird durcli die Collectivlinse gesammelt und sodann durch die 

 nochmals vergrössernde Ocularlinse betrachtet. Wenn wir mit Hilfe 

 eines Immersionssystemes irgend ein Object untersuchen und im Bilde 

 ein Detail wahrnehmen können, welches wir jedoch, um es z. B, seiner 

 Gestalt und Grösse nach gehörig beurtheilen zu können, noch mehr 

 vergrössert sehen wollen , da die eben benützte Vergrösserung noch 

 nicht genügt: so setzen wir ein stärkeres Ocular statt des schwächeren 

 ein. Aber weit kommen wir auf diese Weise nicht, denn die Benutzung 

 starker Oculare bringt nicht nur Vortheile, sondern auch Nachtheile mit 

 sich — und dann müssen wir uns damit begnügen, das fragliche Detail 

 eben nur bemerkt zu haben, ohne es näher untersuchen und sicher be- 

 urtheilen zu können. In solchen Fällen kann man sich nun leicht 

 durch eine von mir erdachte Veränderung des Mikroskopes helfen. 

 Diese besteht im Folgenden: Man schaltet die Ocularlinse 

 des Mikroskopes gänzlich aus und setzt an ihre Stelle 

 ein zweites, geringe vergrösserndes ganzes Mikroskop. 

 D. h. man betrachtet das durch die Collectivlinse gesammelte Bild 

 nicht mehr durch eine vergrössernde Ocularlinse, sondern durch ein 

 zweites Mikroskop. 



Es kommen also zwei Mikroskope übereinander; vom unteren fehlt 

 die Ocularlinse. Mit Hilfe der mechanischen Vorrichtung stelle man 

 das obere Mikroskop auf das Bild der Collectivlinse ein ; — blickt 

 man nun in dieses doppelte Mikroskop , so erkennt man das vordem zu 

 kleine Detail wieder, jetzt aber schon so weit vergrössert, dass man 

 seine Gestalt und Grösse ganz leicht erkennen und beurtheilen kann. 

 Dabei ist weder das Abbildungsvermögen , noch die reine Definition 

 nachtheilig beeinflusst worden; auch das Sehfeld hat sich nicht so ver- 

 dunkelt als bei starker Ocularvergrösserung. Mau arbeitet mit dem- 

 selben Mikroskop, mit demselben Immersionssysteme; nur darin ist der 

 Unterschied, dass man statt einer Linse nun ein ganzes Mikroskop zu 



Hilfe nahm. 



Da die Mikroskope im allgemeinen schon an und für sich auch mit 

 schwachen Objectiven und Ocularen versehen sind , kann man gleich 

 diese zur Armirung des oberen Mikroskopes verwenden, und so ist 

 eigentlich nur eine geringe Veränderung des mechanischen Theiles am 

 Mikroskop durchzuführen. Ein Hilfsapparat kommt noch hinzu, welcher 

 das obere Mikroskop in sich fasst. 



Ich habe bei meinen Versuchen ein grosses Mikroskop aus dem 



19* 



