286 Leiidl: Eine neue Construction für Mikroskope. VIII, 3. 



daher auf gar keine Schwierigkeiten; aber sie bietet uns in manchen 

 Fällen sehr grosse Vortheile. 



Gewiss werden wir es nicht beabsichtigen, mit sehr starker Ver- 

 grösserung langandauernde Untersuchungen zu machen, sondern wir 

 werden uns nur auf die nähere Betrachtung der auf andere Weise be- 

 merkten Details beschränken. Haben wir dann ein fragliches Detail 

 schon zur Genüge besehen, so können wir den langen Tubus wieder 

 ganz leicht und glatt herausheben und das vorhin bei Seite gelegte 

 Ocnlar sammt Röhre und Ring an seine Stelle zurücksetzen. 



Da wir uns eben nur auf die Untersuchung der einzelnen Details 

 beschränken werden, wird es kaum als ein Mangel gedeutet werden 

 können, dass das Sehfeld etwas kleiner geworden ist, als bei Anwen- 

 dung der Ocularvergrösserung. 



Zur Beleuchtung habe ich die KocH-WoLz'sche Mikroskopirlampe', 

 combinirt mit dem AuER'schen Glühlicht -, ganz vortrefflich benutzen 

 können; aber noch viel besser ist das elektrische Glühlicht. Dasselbe 

 gestattet eine Vergrösserung, welche beiläufig 8000- bis lOOOOfach ist. 

 (Ich habe diese Zahl durch Vergleichen mit dem bekannten Vergrösse- 

 rungsgrad eines anderen Mikroskopes durch beiläufiges Abschätzen er- 

 halten.) 



In der letzten Sitzung der Königl. Ungarischen Naturwissenschaftl. 

 Gesellschaft" habe ich zwei REiCHERx'sche Mikroskope mit denselben 

 Immersionssystemen, mit derselben Beleuchtung und mit denselben Test- 

 objecten vorgeführt : eines derselben war mit meinem Hilfsapparate ver- 

 sehen*, letzteres war also ein doppeltes Mikroskop, das andere dagegen 

 nicht'^. Sämmtliche anwesende Fachmänner konnten sich dabei von 

 dem Werth der Neuerung überzeugen — denn nur im Grad der Ver- 

 grösserung war ein Unterschied, und zwar ein grosser zu constatiren, 

 während das Definitions- und Abbildungsvermögen und die Lichtstärke 

 nicht naclitheilig beeinflusst waren. 



Viele Mikroskopiker werden so sehr gesteigerte Vergrösserungen 

 überhaupt nicht benöthigen, denn ihre Objecto erheischen dieselben 

 nicht; wie sehr es jedoch in manchen Fällen eben auch auf die mög- 



') Cfr. diese Zeitschr. Bd. V, 188H, p. 477 u. Bd. VII, 1890, p. 450. 



■^) Cfr. diese Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 35. 



3) Sitzung am 21. October 1891. 



•*) Homogen - Immersion Vao" m^d übjectiv 2 nebst Ocular I (beiläufig 

 7000fache Vei-grösserung). 



5) Homogen - Immersion '/20" und Ocular V bei ausgezogenem Tubus 

 (1900fache Vergrösserung). 



