300 Schaff er: Fromme's Mikrotom ohne Schlittenführung etc. VIII, 3. 



Hand) gegen sich, so wird die auf der Spindel der Mikrometerschraube 

 aufruhende Parallelogrammverschiebung und mit ihr das Präparat gegen 

 die Messerschneide gehoben. Das Ausmaass der Hebung, beziehungs- 

 weise die Schnittdicke wird durch eine an der Parallelogrammverschie- 

 bung befestigte Feder, welche in die Theilstriche der Drehscheibe ein- 

 schnappt, leicht nach dem Gehör bestimmt, und zwar entspricht ein 

 Theilstrich gleich 5 [x. Die Schraube hat selbstverständlich einen be- 

 schränkten Gang; ist sie nach oben zu ausgelaufen, so wird sie in 

 entgegengesetzter Richtung zurückgedreht, welcher Bewegung auch die 

 Parallelogrammverschiebung durch Druck der Feder o folgt. Zum 

 Fixiren des Präparates kann eine beliebige Klammer verwendet, be- 

 ziehungsweise adaptirt werden. Meist wird man mit der Kugelklammer 

 ausreichen ; für genau zu orientirende Schnittflächen Hess ich mir eine 

 Neapler Klammer anbringen. Aus dieser ganzen Einrichtung erhellt 

 die Handlichkeit des Instrumentes , die wirklich ein ausserordentlich 

 rasches Arbeiten gestattet ; ausser der Fixirung des Objectes und Ein- 

 stellung des Messers ist keine weitere Vorbereitung nöthig; man schneidet 

 dann, wie mit dem Rasirmesser, rasch, leicht und sicher. Der ab- 

 tropfende Alkohol kann durch eine eigene Schale aufgefangen werden ; 

 im übrigen ist die Reinhaltung des Instrumentes durch die Vernickelung 

 aller wichtigen Theile eine leichte. Die Drehkegel des Krahns und die 

 Mikrometerschraube sind so vor Staub geschützt, dass eine Reinigung 

 oder Oelung derselben jahrelang unnöthig ist. 



Das Instrument wird in zwei Grössen verfertigt; das kleinere, 

 welches für die meisten Zwecke ausreicht, hat eine Grundplatte von 

 32 cm Länge und einen Consolarm von 18 cm Länge, das grosse eine 

 Grundplatte von 43 cm Länge und einen Consolarm von 22 cm Länge. 

 Was das Instrument noch besonders empfehlenswerth macht und ihm 

 auch bei praktischen Aerzten und in Schülerlaboratorien Eingang ver- 

 schaffen dürfte , ist ausser der leichten Handhabung und präcisen Lei- 

 stung der geringe Preis. Das kleine Stativ kostet sammt Kasten und 

 Messer von 13 cm Länge 45 fl., das grosse sammt Kasten und 20 cm 

 langem Messer 95 fl. 



Um zum Schlüsse ein Beispiel der Leistungsfähigkeit des Instru- 

 mentes zu geben , dessen ich mich seit einem Jahre bediene , erwähne 

 ich, dass ich Hals und obere Thoraxhälfte eines 13 bis 14 Wochen 

 alten menschlichen Embryo in eine lückenlose Serie von 30 [x dicken 

 Schnitten zerlegen konnte und anderseits von kleinen, gut schnittfähigen 

 Objecten auch tadellose Schnitte von 5 [x Dicke erhielt, was für Celloidin 

 wohl die Grenze der Möglichkeit bedeuten dürfte. Zum Schneiden 



