VIII, 3. Schaffer: Fromme's Mikrotom ohne Schlittenführiing etc. 301 



von Paraffinpräparaten kann das lustrnment auch verwendet werden 

 und wird dazu ein gerades Messer nach Henking * beigegeben. 



Herr Fromme hat seither eine, wie ich ghmbe, sehr zweckmässige 

 Klammer construirt, bei der die grobe Einstellung durch ein Kugel- 

 gelenk, die feine durch zwei Stellschrauben vorgenommen wird; dieselbe 

 ist in erster Linie zur genauen Orientirung von Paraffinpräparaten be- 

 stimmt, kann aber durch eine sehr einfache Vorrichtung auch für Cel- 

 loidinpräparate verwendet werden. Ich gebe hier eine Abbildung und 

 Beschreibung derselben, da sie vielleicht weiteres Interesse beanspruchen 



2. 



dürfte (Figur 2). Sie besteht eigentlich aus einer Art Nivellirvorrichtung, 

 welche die Paraffinaufklebeplatte trägt, und einer nach Bedarf ansetzbaren 

 Celloidinklammer, die aber auch mittels der ersteren genau für eine 

 bestimmte Schnittrichtung orientirt werden kann. Der Zapfen ö, der 

 zur Befestigung des Apparates am Mikrotom dient, ist bei e mittels 

 eines Kugelgelenkes A; mit einer kreisförmigen Scheibe verbunden, die 

 über sich wieder mittels eines freien Gelenkes eine ähnliche Platte 

 trägt. Diese obere Platte geht an einem Theile ihrer Peripherie in 

 ein tangential gestelltes Prisma g über, dessen Aussenfläche gerieft ist, 

 und das einen Querbalken der Celloidinklammer bildet. Getragen oder 

 vielmehr fixirt wird die obere Platte durch vier von der unteren aus- 

 gehende Füsse: zwei kurze, sehr starke Federbüchsen hh und zwei 

 Stellschrauben ao, welche dem Druck der ersteren das Gleichgewicht 

 halten. Durch Gebrauch dieser Schrauben kann die obere Platte um 

 zwei aufeinander senkrechte, horizontale Achsen gedreht werden. Die 

 obere Platte trägt die abhebbare und mittels der Schraube d festzu- 



') Cfr. diese Zeitschr. Bd. II, 1885, p. 509. 



