VIII, 3. Bernhard: Kleiner Tropfapparat für Mikrotome. 309 



Wesentlich einfacher ist dagegen der Gebrauch eines dicken weichen 

 Haarpinsels, den man so wie so meist zur Hand hat, zum Abheben der 

 Schnitte von der Messerklinge. Aber auch für diesen hat man zum 

 Eintauchen ein besonderes mit Alkohol gefülltes Gefäss , Schaale oder 

 dergl. auf dem Arbeitstische nöthig, und ausserdem theilt er mit der 

 Spritzflasche die Unmöglichkeit, die zum Befeuchten des Messers uöthige 

 Flüssigkeitsmenge abzumessen. 



Dem gegenüber ermöglicht nun der Tropfapparat einmal eine per- 

 manente Befeuchtung des Messers und beim Zurückführen des letzteren 

 auch des Präparates, zweitens eine gleichmässige Befeuchtung des 

 Messers sowohl nach Zeit wie auch nach Material und somit auch eine 

 Ersparniss Beider, drittens eine leichte und sichere Regulirung der 

 Tropfeufolge je nach Dicke und Grösse der Schnitte und viertens ein 

 Freibehalten der einen Hand zum Abheben der Schnitte, beziehungs- 

 weise zu Manipulationen, welche, wie z. B. b^i Serienschnitten, der Be- 

 handlung der entstehenden Schnitte zu gute kommen. Etwa in dem 

 Reservoir übrig bleibender Alkohol kann bis zu späterem Gebrauch in 

 demselben gelassen und durch einen auf die Eingussöffnung gesetzten 

 Kork vor dem Verdunsten bewahrt werden. 



Ich bin weit davon entfernt, diesem kleinen Apparate das Lob der 

 Vollkommenheit für alle Fälle zu vindiciren , vielmehr wird man bei 

 sehr grossen und zarten Schnitten ohne besondere Tauchvorrichtung 

 oder ein vollständiges Unterwasserschneiden kaum auskommen; für die 

 kleineren und mittleren Mikrotome indessen, die ja nur Schnitte von 

 immerhin beschränkten Dimensionen gestatten , erweist er sich meinen 

 Ei'fahrungen nach als äusserst handlich. 



Anzuwenden ist er mit allen Schlittenmikrotomen der gebräucli- 

 lichen Art , bei welchen das Messer durch eine einfache Schraube , be- 

 ziehungsweise Schraubenmutter auf dem Messerschlitten befestigt wird, 

 auch ist er hinsichtlich seiner Grössenverhältnisse so bemessen, dass 

 er mit dem MiEHE'schen Hebelmikrotom ohne weiteres zu verwenden 

 ist. (Der Apparat ist zum Preise von 12 Mk. erhältlich bei Gustav 

 MiEHE, Mechanische Werkstatt, Hildesheim, Prov. Hannover, Kaiser- 

 strasse 13.) 



Neben der beschriebenen Form des Tropfapparates wird nun noch 

 eine zweite geliefert, die sich durch die Art der Anbringung am Messer- 

 schlitten von der ersteren unterscheidet und zwar insofern, als hier das 

 Messer selbst mit dem Apparate garnicht in Berührung kommt, sondern 

 nur der Messerschlitten. Zu dem Zwecke befindet sich auf der abge- 

 wandten Querseite des Messerschlittens (s. Figur 2. Der Apparat am 



