vm, 3. 



Stoss: Construction eines Kühlmessers. 



811 



nung (c) wird eine kurze Glasröhre gebracht, welche nicht in die Flasche 

 hineinragt. Die Flasche wird umgestürzt mittels eines Stativs in einer 

 Höhe von 30 bis 50 cm gehalten und die Oeffnung a mit dem Gebläse 

 verbunden. Die in der Flasche auf 0" abgekühlte Luft wird nun durch 

 die OeflFnung h mittels eines möglichst kurzen, mit Wolle umwickelten 

 Guramischlauches (dicke Drainageröhre) zum Paraffinblock geleitet. Die 

 Fixirung des Endes dieses Schlauches 1 bis 2 cm vom Paraffin ist durch 

 ein kleines hölzernes Stativ zu erreichen oder mittels zweckmässig ge- 



bogenen Drahtes, welcher am Objectschlitten befestigt ist. Bei hoher 

 Temperatur und sehr weichem Paraffin muss die Luft die linke Kante 

 des Paraffinblockes treffen, so dass Oberfläche und Seitenflächen gleich- 

 massig bespült werden. Dies hat jedoch den Nachtheil, dass die Schnitte 

 leicht fortgeblasen werden. Für gewöhnliche Verhältnisse wird es ge- 

 nügen, wenn der Block seitlich vom Luftstrom getroffen wird. 



