312 Stoss: Construction eines Külilmessers. VIII, 3. 



B. Messerkühluug. Das besonders bei Thätigkeit des Gebläses 

 sieb bildende Eiswasser sammelt sich über dem Gummipfropf im Halse 

 der Flasche und wird durch die Oeffnung c mittels eines feinen Gummi- 

 schlauches (c, (?) in das Messer geleitet, um dann durch einen zweiten 

 Schlauch (e, f) in ein am Boden stehendes Gefäss abzulaufen. Das 

 Messer ist zu diesem Zwecke nahe dem Rücken der Länge nach durch- 

 bohrt. In diesen Kanal ist eine Messing- oder Neusilberröhre {d — e) 

 von IV2 bis 2 mm Lumendurchmesser eiugelöthet. An beiden Enden 

 trägt die Röhre Verdickungen, um die Gummischläuche gut befestigen 

 zu können. 



Am zuleitenden Gummischlauch befindet sich ein Quetschhahn, der 

 zu schliessen ist, wenn das Messer bis zum Thaupunkt abgekühlt ist, 

 und welcher wieder geöffnet werden muss, wenn das Niveau des Wassers 

 der Oeffnung der Luftröhre b sich nähert. 



Der ableitende Schlauch (e, f) ist am besten in ein auf dem Boden 

 stehendes, mit Wasser halb gefülltes Cylinderglas zu leiten und zwar 

 so, dass der Gummischlauch, resp. eine daran befestigte Glasröhre bis 

 zum Boden des Gefässes reicht. Hierdurch wird verhindert, dass die 

 Luft durch Röhre c, also durch das Messer statt durch Röhre b zum 

 Paraffinblock strömt. 



Statt des Wassergebläses wäre wohl auch ein tretbarer Blasebalg 

 verwendbar, jedoch wegen der dadurch bedingten Störung im Arbeiten 

 nicht anzurathen. 



Bei Benutzung dieses Apparates lässt Sich bei 25" R. Zimmer- 

 temperatur Paraffin von 40 bis 44" C. Schmelzpunkt so fein schneiden, 

 als es überhaupt die Güte des Messers und die homogene Beschaffen- 

 heit des Paraffins erlauben. Bei Verwendung eines Paraffins von 48 bis 

 50 C. Schmelzpunkt dürfte bei einer Zimmertemperatur bis 21° R. die 

 Messerkühlung ohne Gebläse vollständig genügen um beliebig feine 

 Schnitte anzufertigen. Man hat sich nur daran zu gewöhnen, das Messer 

 nach jedem Schnitte einige Secunden über dem Paraffinblock ruhen zu 

 lassen, um die Oberfläche des letzteren genügend zu kühlen, was ja 

 schon ohnehin unbewusst geschieht, während die Schnitte auf den 

 Objectträger übergeführt werden. 



Als Eisreservoir ist in diesem Falle am einfachsten ein an die 

 Wand gehängtes Biechkästchen mit Abflusshahn zu benutzen , durch 

 welchen das Wasser mittels eines Gummischlauches zum Messer geleitet 

 wird. Das dem Messer entströmende Wasser kann in irgend ein Ge- 

 fäss auf oder unter dem Tische geleitet werden. Die Regulirung der 

 Kühlung geschieht mit dem Hahn am Biechkästchen oder dem Quetsch- 



