VIII, 3. Referate und Besprechungen. 331 



und die in dem oben angeführten Aufsatze eine nähere Beschreibung 

 erfahren. Es sind drei Modelle, welche zu den genannten Zwecken aus- 

 gewählt worden sind. 



Das grosse Modell (siehe die umstehende Figur 1) besitzt die Form 

 und Grösse des Stativs I und Ja (Zeiss). Der Beleuchtungsapparat be- 

 steht aus dem Condensor C von der Apertur 1-40 und kann gegen eine 

 Cyliuderblendung ausgetauscht werden, wenn der Uebergang von con- 

 vergentera Lichte zu parallel polarisirtem erfolgen soll. Ebenso kann 

 ein Austausch gegen besondere Beleuchtungsvorrichtungen (achromati- 

 scher Condensator \ Beleuchtungsapparat für monochromatisches Licht 

 nach Haktnack, Mikrospectralobjectiv nach Exgelmann, Spectralpolari- 

 sator nach Rollet) erfolgen. Den zweiten Haupttheil des Beleuchtungs- 

 apparates bildet der Diaphragmen- und Polarisatorträger, welcher um 

 einen Zapfen geschlagen werden kann und in seiner Ebene mittels Zahn 

 und Trieb R beweglich ist. In demselben findet dem Condensator zu- 

 nächst die Irisblende ^ Platz. Namentlich aber dient er zur Aufnahme 

 des Polarisators P. 



Der um die optische Achse des Mikroskops drehbare Tisch be- 

 sitzt einen Durchmesser von 120 mm und eine weite (33 mm) centrale 

 Oeffnung, welche durch Diaphragmen auf den oberen Durchmesser der 

 Condensorlinse reducirt werden kann. 



Der Obertheil des Stativs (Figur 1) besteht aus dem Tubusträger, 

 welcher sich in Prismeuführung ^ durch die Mikrometerschraube 31 zur 

 genauen Einstellung des Objectes bewegt. Die auf dem Kopfe dieser 

 Schraube aufgetragene Theilung gestattet Messungen in die Tiefen- 

 dimension bis zu Einheiten der dritten Decimale. Der Tubus wird 

 mittels der Zahn- und Triebvorrichtung G zur gröberen Einstellung 

 auf- und abbewegt. An das untere Ende des Tubus, welches die 

 Centrirvorrichtung cc trägt, werden die Objective angeschraubt, be- 

 ziehungsweise mittels des Schlittenobjectivwechslers befestigt. Nahe 

 seinem unteren Ende ist der Tubus ferner durchbrochen und lässt mittels 

 des Knöpfchens K ein verschiebbares Rähmchen hindurch, welches eine 

 KLEiN'sche Quarzplatte trägt, an deren Stelle auch eine Viertelundu- 

 lationsglimmerlamelle oder ein Gypsblättchen vom Roth I. Ordnung ein- 

 gefügt werden kann, — In dem Tubus ist durch Zahn und Trieb g der 



1) Diese Einrichtung ist bei den für mineralogische Zwecke bestimmten 

 Mikroskopen sehr alt; sie ist 1878 fast gleichzeitig von Klein, Lasaui.x und 

 Bertrand vorgeschlagen. Ref. 



2) Cfr. diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 178. 



3) Cfr. diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 207. 



22* 



