334 



Referate und Besprechungen. 



vin, 3. 



Ausziehtubus beweglich, 

 in welchem in markirter 

 Lage die Oculare ein- 

 gesetzt und auf diese 

 der Analysator Ä ge- 

 steckt, dessen Fassung 

 einen Index trägt, wel- 

 cher über der Kreis- 

 theilung T spielt. Für 

 stauroskopische Unter- 

 suchungen kann eine 

 Kalkspathplatte ' zwi- 

 schen Ocular und Ana- 

 lysator eingefügt werden, 

 falls man nicht das Bek- 

 TEAND'sche Ocular vor- 

 zieht. Am unteren Ende 

 trägt das Tubusauszug- 

 rohr eine Kulisse, in 

 welche das AMici'sche 

 Hilfsobjectiv(BEKTKAND' 

 sehe Linse) B zur Unter- 

 suchung derAchsenbilder 

 eingeführt werden kann. 

 Dies geschieht durch ein 

 in den äusseren Tubus 

 angebrachtes Fenster, 

 welches mittels einer 

 Klappe geschlossen wer- 

 den kann. 



Das mittlere (Figur 2) 

 und das kleinere (Figur 3) 

 Modell sind ihren Dimen- 

 sionen entsprechend ein- 

 facher ausgestattet. 



3. 



1) Die einfache Kalk- 

 spathplatte ist nicht zu 

 empfehlen , dagegen wohl 

 die CALDEKON'sche Doppel- 

 platte. 



