VIII, 3. 



Referate und Besprechungen. 



335 



Brunuee, R.» Ueber eine neue Vorrichtung für Mikro- 

 skope zum Zwecke eines schnellen Uebergangs 

 von parallelem zu convergentem Licht (Zeitschr. f. 

 Instrumentenk. Bd. XI, 1891, p. 136—137). 

 Den vor kurzem von Wülfing, sowie von Fuess gemachten Vor- 

 sclilägen * lässt der Verf. einen neuen , sehr beachtenswerthen folgen : 

 Im Schieber P, durch welchen der Polarisator mit dem Objecttisch ver- 

 bunden wird, ist ein Schlitten S angebracht, der, sobald das Rohr II 

 durch Trieb nach unten gebracht wird, die Linse C* von der Linse C^ 

 abhebt. Ein Zug mit dem Arme G genügt alsdann, um dieselbe in eine 



C' 



Ah^WJ^. 



L- 



<!///■■ 



seitlich im Schieber P angebrachte Vertiefung hineinzuziehen, worauf 

 der Polarisator, welcher dann nur mit der C^ versehen ist, unbehindert 

 wieder hochgestellt werden kann. Soll der Uebergang zu convergentem 

 Lichte erfolgen, so bewegt man das Rohr R nach unten, schiebt den 

 Schieber S nach innen, worauf der conische Ansatz der Linseufassung 

 C^ die Linse C wieder genau centrisch auffangen wird. 



3. Präparationsmethoden im Allgemeinen. 



Altlliauii^ P., Thermoregulator neuer Construction (Cen- 

 tralbl. f. Bacteriol. u. Parasiteuk. Bd. IX, 1891, No. 24 p. 791). 

 AiiTMANN empfiehlt einen neuen Thermoregulator, welcher im 

 wesentlichen auf dem Priucip der bekannten Reichekt' sehen Construc- 

 tion beruht. Das mit Quecksilber gefüllte Gefäss d verengt sich nach 

 oben in eine Capillare, in welcher der Stand des Quecksilberfadens 

 durch eine an einem seitlichen Ansatzrohre angebrachte eiserne Schraube 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. VI, 1889, p. 545; Bd. VII, 1890, p. 179. 



