360 Referate und Besprechungen. VIII, 3. 



eine ähnliche Mittheilung Feeund's \ führte schliesslich zur Anwendung- 

 flüssigen Paraffins als Einschlussmittel bei Blutuntersuchungen. Der zu 

 verwendende Objectträger wird mit einem der Deckgläschenbreite ent- 

 sprechenden flachen Ring von Spirituslack versehen und Deckgläschen 

 wie Ringmitte aus einem Tropfgläschen mit je einem Tropfen flüssigen 

 Paraffins beschickt. Das Blut wird der wohlgereinigten und mit Vaselin 

 bestrichenen Fingerkuppe mittels Nadelstich entnommen, der austretende 

 Blutstropfen sofort auf dem Paraffintropfen des Deckgläschens aufge- 

 fangen und durch Ueberdeckeu mit dem ebenso präparirten Objectträger 

 zwischen beiden Paraffin tropfen in dünner Schicht vertheilt. Schnelles 

 Arbeiten und beträchtliche Uebung ist zur Erreichung guter Erfolge un- 

 erlässlich. Bei geeigneter, völlig constanter Temperatur bleiben dann 

 aber auch die Leukocyten, selbst des menschlichen Blutes, viele Stunden 

 lang lebendig „und kriechen in der ihnen eigenthümlichen trägen Be- 

 häbigkeit, nach allen Seiten hin Fortsätze ausschickend, im Gesichtsfeld 

 herum; die rothen Blutkörperchen bewahren ihre normale, biconcave 

 Gestalt und ihre Elasticität ohne jede Veränderung zwei bis drei Tage. 

 Das Plasma bleibt flüssig, wie man sich durch das lebhafte Durchein- 

 anderschiessen der Blutkörper bei Druck auf das Deckglas, namentlich 

 aber durch Verimpfung gewisser lebhaft beweglicher Bacterien in das 

 so aufbewahrte Blut überzeugen kann". 



Die nöthige vollkommene Constanz der Temperatur erreicht der 

 Verf. durch Benutzung eines nach seinen Angaben von F. u. M. Lauten- 

 schläger (Berlin) angefertigten Heizkastens. Derselbe ist nichts anderes 

 als ein doppelwandiger, Asbest-bekleideter Brütofen mit Wasserfüllung, 

 der das Mikroskop theilweise umgiebt. Demgemäss besteht die vordere 

 Wand aus zwei Glasplatten, die 2 cm von einander entfernt sind, der 

 Deckel aus zwei mit Charniergelenken versehenen Eisenplatten mit 

 Filzbekleidung und Ausschnitten für Tubus und Stativsäule. Eine seit- 

 liche Wand dient zugleich als Thür. Der Objecttisch kann durch Ge- 

 lenkschrauben, deren in Griffscheiben endigende Uebertragungswellen 

 durch den Deckel des Heizkastens geführt sind, horizontal und vertical 

 verstellt werden. Die Regulirung der Innentemperatur geschieht durch 

 das elektrische Contactthermometer, Patent Lautenschläger, dessen 

 Quecksilbersäule, wenn die gewünschte Temperatur erreicht worden ist, 

 den Strom einer Batterie und durch diesen das Gasventil des Brenners 

 bis auf eine kleine Reserveflamme schliesst; unterbricht das Sinken der 



') Fkeum), lieber die Ursache der Blutgerinnung (Med. Jahrb., herausg. 

 V. d. k. k. Gesells. d. Aerzte. Wien 1888, p. 259). 



