VIII, 3. Referate und Eesprechungen. 415 



sanieren Filtrirens, sparsamere Verwendung der Reagentien, es verhindert 

 das Aufsteigen einzelner Schnitte, das Austrocknen, wenn die Reagentien 

 nicht schnell genug auf einander folgen und es gestattet endlich die 

 Verwendung stärkerer und darum widerstandsfähigerer Netze, die auch 

 der Röhre nicht so vollkommen eingeschmolzen sein müssen. Das im 

 Mörser zerstossene Glaspulver befreit man dui'ch ein etwas gröberes 

 Sieb von zu grossen Körnchen, durch Waschen in Wasser und Decan- 

 tiren von zu kleinen. Gerade Glaspulver verwendete der Verf., weil es 

 durch die zu verwendenden Reagentien nicht angegriffen und vor allem, 

 weil es durch Waschen mit Alkohol wieder völlig von den angewandten 

 Farbstoflen befreit werden kann, was unumgänglich nöthig ist, um Ver- 

 luste an Präparaten zu vermeiden. 



Dieser Apparat , den Verf. mit dem schönklingenden Namen M i - 

 croplyne (von tiXuvco, ich wasche) belegt, bietet aber auch grosse 

 Vortheile, wenn es sich um grosse und dünne Schnitte handelt, hier 

 verhütet es das so lästige Rollen und Falten der Schnitte, das beim 

 Transport von einem Reagens ins andere so leicht eintritt. Man braucht 

 nur den Trichter höher mit dem Glaspulver anzufüllen, um so eine ge- 

 nügend grosse Fläche zu erhalten, auf welcher sich die Schnitte voll- 

 kommen ausbreiten können. Die durch den Alkohol bewirkten Con- 

 tractionen und Kräuselungen solcher Schnitte lassen sich durch Beigabe 

 einiger Tropfen Eau de Javelle aufheben, bevor man eine zweite, sehr 

 dünne Schicht Glaspulver aufschüttet. 



Um des weiteren die in Uhrgläser gespülten Schnitte zu verarbeiten, 

 hat Verf. einen zweiten Apparat ersonnen, ein ca. 30 cm langes Tisch- 

 chen mit sechs Löchern zur Aufnahme der Gläser ; an einer Kante läuft 

 in einem Falz eine Lupe mit Stativ zum Betrachten der Gläser, unter 

 der Platte befindet sich ein drehbarer Spiegel, um die Schalen zu be- 

 leuchten und zwar je nachdem die Präparate farblos oder gefärbt sind, 

 mit seiner schwarzen oder weissen Seite. Der Tisch dieses Gestells 

 besitzt ausserdem fünf kleine quadratische Löcher (von der Grösse der 

 zu verwendenden Deckgläser), über welche die zur Aufnahme der Prä- 

 parate bestimmten Objectträger gelegt werden. Der Spiegel besteht 

 aus einer berussten Glasscheibe, welche mit der berussten Seite auf die 

 Folienseite einer gewöhnlichen gleich grossen Spiegelscheibe gelegt ist; 

 so construirt, wird er durch vergossene Reagentien nicht verdorben. 

 Alle anderen Theile bestehen, um gleichfalls möglichst wenig angegriffen 

 zu werden, aus vernickeltem Kupfer. Dieses sinnreiche Instrument, das 

 auch als Präparirlupe dienen kann, hat der Verf. Microzete (von 

 l^rj-cso), ich suche) getauft. L. Klein {Freiburg i. B.). 



