498 Referate und Besprechungen. VIII, 4. 



aufsteht, oben mit der Flamme abschneidet, trägt seitlieh einen kurzen 

 Cylinder in welchem der Glasstab mit Hilfe eines durchbohrten Korkes 

 befestigt werden kann. Der von Kochs Wolz benutzte Glasstab ist 

 nach Verf. zu stark gebogen. P. Schiemens {Neapel). 



Rüssel, H. L., Apparat zur Entnahme von Wasser aus 

 einer bestimmten Tiefe [Aus „Untersuchungen über 

 im Golf von Neapel lebende Bacterien"] (Ztschr. f. Hygiene 

 u. Infectionskrankh. Bd. XI, 1891, H. 2 p. 167). 

 Zur Entnahme von Wasserproben aus bestimmten Tiefen des 

 Meeres behufs bacteriologischer Untersuchung bediente sich Rüssel 

 folgenden Apparates. Auf einer flachen als Stativ dienenden Eisen- 

 platte, welche vom Standort aus an einer Leine ins Wasser gelassen 

 und durch ein gehöriges Gewicht im Wasser stets in senkrechter 

 Stellung erhalten wird, ist das zur Aufnahme der Wasserprobe be- 

 stimmte Gefäss angebracht. Eine gegen das obere Ende der Eisenplatte 

 hin befestigte, mit Gummi ausgelegte Klammer und ein in einem senk- 

 rechten Schlitz der Eisenplatte verstellbares eisernes Fussstück ermög- 

 lichen, Gefässe von verschiedener Länge und Durchmesser zu benutzen. 

 Das Gefäss selbst besteht aus einer stark wandigen, unten zuge- 

 schmolzenen Glasröhre von 200 bis 300 cc Inhalt. Dieselbe wird 

 ebenso wie ein ca. 15 cm langes, rechtwinklig gebogenes und an einer 

 Stelle etwas ausgezogenes, an beiden Enden mit Wattepfropf armirtes 

 GLisröhrchen im Trockenschrank sterilisirt. Dann verschliesst man 

 die grosse Röhre mit einem in Sublimat sterilisirten und in sterili- 

 sirtem destillirtem Wasser abgespülten passenden Gummipfropf und 

 fügt das rechtwinklig gebogene Röhrchen in diesen ein. Zur besseren 

 Dichtung werden die Fugen mit heisser Wachsmischung (Wachs und 

 Harz aa) gedichtet. Man evacuirt darauf den Apparat mit der Luft- 

 pumpe und zwar für weniger als 100 m möglichst vollkommen , für 

 grössere Tiefen aber nur theilweise, (ev, würden sich für diese Röhren 

 aus Metall empfehlen) und schmilzt das Röhrchen noch während des 

 Evacuirens an der ausgezogenen Stelle ab. Das Gefäss wird auf dem 

 beschriebenen Stativ in der Weise befestigt, dass der freie Schenkel 

 des Röhrchens über den Rand der Eisenplatte ragt. Durch einen an 

 der Leine nach Erreichung der gewünschten Meerestiefe herabgleitenden 

 Bleiring wird er dann zertrümmert. Der Apparat füllt sich sofort zu 

 % bis % mit Wasser, in dem beim Erreichen der Oberfläche infolge 

 des aufgehobenen starken Drucks reichliche Gasperlen aufsteigen. Die 

 in dem Apparat noch vorhandene Luft, welche sich beim Einholen des 



