IX, 4. Moll: Das Mikrotom Reinhold-Giltay. 455 



6) Der Paraffinblock ist durch ein Kugelgelenk in allen Richtungen 

 frei beweglich und kann in jeder Stellung genau, ohne Verrückung nach 

 dem Einstellen, befestigt werden. 



II. Die Anfertigung dünner Paraffinschnitte und die Vorbereitung 

 der Messer zu diesem Zw^eeke. 



An anderer Stelle ^ habe ich vor einiger Zeit beschrieben, wie man 

 mit geringer Mühe seinen Messern eine tadellose Schneide geben kann, 

 wenn es sich darum handelt, Schnittbänder aus Paraffin bis zu 5 (ji Dicke 

 hinab herzustellen. Es sei diesbezüglich auf jenen Aufsatz verwiesen. 

 Hier will ich nur hervorheben, dass ich, nach manchen Versuchen mit 

 Abziehsteinen, zu der Benutzung des Spiegelglases als Schleiffläche zu- 

 rückgekehrt bin. Wie bekannt, wurde das Glas schon von Mohl, Har- 

 TiNG und DippEL vorgezogen. Als Schleifpulver benutzte ich Wiener 

 Kalk mit Wasser zu einem ziemlich dicken Ralmi angerieben. Von dem 

 Messer liess ich vorher den oberen und unteren Theil der Schneide weg- 

 schleifen, so dass nur der Thcil, der wirklich benutzt wird, übrig blieb. 

 Dieser soll für das hier beschriebene Mikrotom etwa 4 Centimeter lang 

 sein. Man kommt auf diese Weise bei dem Schleifen selbstverständlich 

 viel rascher zum Ziele. Sobald unter dem Mikroskop die Schneide bei 

 etwa fünfzigfacher Vergrösserung sich wie eine gerade weisse Linie zeigt, 

 ist das Messer zum Gebrauch fertig. Die Benutzung eines Streichriemens 

 ist in diesem Falle sorgfältig zu vermeiden. 



Hier interessirt es uns nun aber zunächst, inwiefern es möglich 

 ist, die Leistungsfähigkeit des oben beschriebenen Mikrotoms auszu- 

 nutzen und Schnittbänder von geringerer Dicke als 5 [x anzufertigen. 

 Ich will hier gleich mittheilen, dass es mir nicht gelungen ist, Bänder von 

 0"5 [i herzustellen, aber, wie schon oben gesagt wurde, kann man solche 

 von 2 \i Dicke sehr leicht, solche von 1 [i Dicke mit etwas mehr Mühe 

 bekommen. 



Es wurde bei diesen Versuchen immer, wie oben, Spiegelglas als 

 Schleiffläche und Wasser zum Anrühren der verschiedenen Schleifpulver 

 benutzt. Von den Messern waren stets die nicht benutzten Theile der 

 Schneide entfernt. Uebrigens erwähne ich nocli, dass ich bei diesen 

 Versuchen stets hartes Paraffin von der Cambridge scientific Instrument 

 Company (Schmelzpunkt ungefähr 55 " C.) benutzte, in dem keine Ob- 

 jecte eingeschmolzen waren. Denn es ist klar, dass bei der Anwesen- 

 heit verschiedener Objecte Schwierigkeiten eintreten können, die es un- 



») Dodonaea 1891, p. 541. 



