IX, 4. Moll: Das Mikrotom Reinhold-Giltay. 461 



Es ist in diesen Fällen erwünscht, das Abziehen des Messers un- 

 mittelbar vor der Anfertigung der Schnitte vorzunehmen, denn ein Messer, 

 das auch nur einen Tag vorher abgezogen ist, wird durch das Liegen 

 etwas von seiner Schärfe eingebüsst haben und wenigstens zu den dünn- 

 sten Schnitten nicht mehr tauglich sein. Auch hier ist der Gebrauch 

 des Streichriemens vollkommen ausgeschlossen , wenn das Messer nicht 

 sogleich untauglich werden soll. 



Wie oben schon gesagt wurde, habe ich nach der hier beschriebenen 

 Methode nicht nur mit reinem Paraffin , sondern auch mit eingeschmol- 

 zenen Objecten vielfach gearbeitet. Hier tritt bei nicht allzu kleinen 

 Objecten oft eine Schwierigkeit auf, der ich mit einigen Worten ge- 

 denken will, obgleich es mir bis jetzt nicht gelungen ist, dieselbe ganz 

 zu eliminiren. 



Ich meine das Elektrischwerden des Bandes. Es wird Manchem, 

 der mit dem Mikrotom viel arbeitet, wohl aufgefallen sein, dass dann 

 und wann das Band an dem Messer fest zu kleben scheint und dass es, 

 wenn man es aufhebt und senkrecht herabhängen lässt, von metallenen 

 Objecten kräftig angezogen wird. 



Bei dickeren Schnitten ist die dadurch verursachte Schwierigkeit 

 nicht sehr gross, aber wenn die Schnitte sehr dünn sind, so kann unter 

 Umständen die Anfertigung guter Präparate geradezu unmöglich werden. 

 Es handelt sich hier um eine elektrische Spannung des Bandes, die das- 

 selbe der Reibung des Messers an der Oberfläche des Objectes verdankt. 

 Diese Erscheinung zeigt sich nie, wenn man mit Paraffin olnie einge- 

 bettete Objecte arbeitet, und wenn solche vorhanden sind, hat man sie 

 vorwiegend zu befürchten, wenn das Paraffin nicht vollkommen in die 

 Objecte eingedrungen ist. Ist die Schnittfläche des Paraffinblockes 

 glänzend, auch da, wo sich das Object befindet, so bedingt das nur ge- 

 ringe Gefahr. Ist dagegen dieser Theil der Schnittfläche glanzlos und 

 matt, weil nämlich das Paraffin nicht genügend in die Gewebe drang, 

 so wird man voraussichtlich starke, elektrische Erscheinungen auftreten 

 sehen. Die Bänder werden dabei negativ elektrisch. In der That ist 

 dies die grösste Schwierigkeit , die bei der Anfertigung dünner Bänder 

 auftritt, und ich war bis jetzt nicht im Stande, sie vollkommen zu be- 

 seitigen. Ich habe zwar versucht, mit Hülfe einer Elektrisirmaschine 

 das isolirte Mikrotom und somit auch das Messer selbst elektrisch zu 

 machen , oder auch das Instrument in einer sehr feuchten Umgebung 

 aufzustellen ; aber bis jetzt hatte nur die letztere Behandlung eine noch 

 dazu oft nur geringe Besserung zur Folge. So ist es mir z. B. nur mit 

 grösster Mühe gelungen, von eingeschmolzenen Nieren verschiedener 



