474 Referate und Besprechungen. IX, 4. 



durch das Zuschliessen des linken Seitenrohrs durch die Kugel d der 

 ganze Weg durch den unteren Thermostatenraum ausgeschlossen, und 

 die Erwärmung des Wassers im Thermostatenzwischenraum fällt weg. 

 Senkt sich nun wieder Kugel e und erhebt sich Kugel d, so gehen von 

 neuem heisse Ströme in die Röhren durch den Thermostatenzwischen- 

 raum, und die Erwärmung beginnt von neuem. 



Das automatische Heben und Senken der genannten Kugeln, wird 

 durch Anziehen und Abfallen des Ankers g von einem Elektromagneten 

 hervorgerufen, während das Schliessen und Oeffnen des zum Elektro- 

 magneten gehörigen galvanischen Stromes (Ji ist ein MBiDiNGER'sches 

 Element) durch Steigen und Fallen des Quecksilbers im Regulator i be- 

 wirkt wird. Letzterer ist ein gewöhnlicher REicHEKT'scher Regulator 

 ohne oberen Trichter. Das eine Ende des Leitungsdrahtes wird in die 

 Röhre von oben eingeschoben, das andere an den horizontalen Ast an- 

 gebracht. Steigt das Quecksilber bei zu grosser Erwärmung des Wassers 

 und berührt das obere Leitungsdraht (Platindraht), so schliesst der Strom, 

 der Anker g wird sofort vom Elektromagneten angezogen, Kugel e hebt 

 sich, während d sich senkt, und hiedurch wird der Weg des heissen 

 Wassers zum Thermostaten abgesperrt. In Folge dessen kühlt das 

 Wasser des Thermostatenzwischenraums ab, das Quecksilber im Regu- 

 lator fällt, der Strom unterbricht, die Kugeln kommen in ihre frühere 

 Stellung und die Erwärmung des Thermostatenwassers beginnt von 

 neuem, u. s. w. Normale Kugelstellung ist die auf der Figur angege- 

 bene, in welche dieselbe bei Unterbrechung des Stromes durch die 

 Schwere der einen derselben immer von selbst zurücksinkt. 



Der Regulator wurde dadurch empfindlicher zu machen gesucht, 

 dass in das Reservoir desselben eine allseitig geschlossene Röhre einge- 

 schmolzen wurde, damit das Quecksilber in dünner Schicht rascher vom 

 umgebenden Wasser durchgewärmt werden könnte. [Mit unvergleich- 

 lich mehr Vortheil würde solches durch Aether zu erreichen sein. Ref.] 



Verf. ist sehr zufrieden mit den Leistungen seines Regulators; er 

 rühmt namentlich die Constanz der Temperatur, Einfachheit der Auf- 

 stellung des ganzen Apparats, Möglichkeit sofortiger Einstellung auf 

 verschiedene hohe Temperaturen, Unabhängigkeit der Grösse und Form 

 des Thermostaten, Billigkeit: 40 Rubel sammt Thermostaten (etwa 

 80 Mk.). 



Der Apparat hat in Kieff ein halbes Jahr lang in der Klinik von 

 Prof. Tritschel, und im Alexandra-Hospital durch Docent Janowski 

 zu vollkommener Zufriedenheit functionirt und ist einer eingehenden 

 Prüfung unterworfen worden. L. Heydenreich {Wihia). 



