IX, 1. Referate und Besprechungen. 129 



2) Entfernt man bei der ebengenannten Stellung der reflectirendeu 

 Fläche das ganze CAMPANi'sche Ocnlarsystem, so wird durch die Objec- 

 tivlinse ein kleines Bild des Signals erzeugt. Dieses helle Signalkreuz 

 gewahrt man sehr deutlich, wenn man das Auge an das leere Tubusrohr 

 an die Stelle der entfernten Ocularlinse bringt. Zwar lässt sich das 

 Signal zur Messung verwenden, allein es fehlt an einer sichtbaren Marke 

 (Fadenkreuz), um jedesmal die auf einander folgenden Signale der zu 

 messenden Fläche genau auf die Mitte des Gesichtsfeldes einzu- 

 stellen. 



3) Entfernt man aus dem CAMPAm'schen Oculare nur die obere 

 Linse, so zeigt sich auf der reflectirendeu Fläche eine Doppelerscheinung. 

 Die Fläche erglänzt nicht mehr in homogenem, gleichmässigem Lichte, 

 sondern man gewahrt auf der Fläche eine Reihe neben einander liegen- 

 der heller Signale. Ist die Fläche punktähnlich, so sieht man nur ein 

 helles Kreuz und die Umrisse der dasselbe spiegelnden Fläche ver- 

 schwinden etwas. In Folge der Benutzung der CoUectivlinse des Ocu- 

 lars ist das Gesichtsfeld nahe gleich dem des vollständigen Mikroskops, 

 nur wird das Fadenkreuz nicht sichtbar. Diese vom Verf. als Signal- 

 schimmermessungen bezeichneten Messungen sind jedenfalls genauer, 

 als die unter 1 erwähnten. 



4) Schaltet man zwischen Auge und Tubus ein RAMSDEN'sches 

 Ocular ein, so verwandelt sich die im Vorhergehenden erwähnte Er- 

 scheinung in das einfache Signalbild eines bellen Kreuzspaltes. Die 

 Stellung dieses Oculars über den Tubus ist von der Brennweite der 

 vorhandenen Systeme abhängig. Befindet sich dasselbe zu nahe der 

 CoUectivlinse, so erhält man nur vergrösserte Bilder von 3. Vergrössert 

 man successive die Distanz, ,so verschwindet immer mehr das Bild der 

 Fläche, und die mehrfachen Signale schliessen sich enger aneinander an, 

 bis endlich in der richtigen Distanz sich ein einfaches subjectives Signal- 

 bild zeigt, welches in der Ebene des Fadenkreuzes vom Ocular liegt. 

 In diesem Falle ist somit die Einstellung der reflectirten Signale voll- 

 ständig genau möglich. 



5) Die angegebenen Methoden sind auch anwendbar, wenn das 

 Goniometer des Collimators entbehrt oder in einfachster Art ohne Fern- 

 rohre construirt ist. Die Flamme der Beleuchtungslampe kann zu 

 Schimmer- oder Signalmessungen benutzt werden. Im letztgenannten 

 Falle blendet man die Flamme durch einen Schirm mit eingeschnittenem 

 hellem Kreuzspalte passend ab. 



Zum Schluss hebt der Verf. noch hervor, dass sich die erwähnten 

 Methoden wesentlich von der von J. Hirschwald vorgeschlagenen unter- 



Zeitsfbr. f. wiss. Mikroskopie, I'.d. IX, I. 9 



