130 Referate und Besprechungen. IX, 1, 



sclieiden, wenn sich auch das von dem letztgenannten Forscher con- 

 striürte Mikroskopgoniometer ^ denselben anpassen lässt, sobald die nnter 

 5 genannten Bedingungen erfüllt werden. Wichmann. 



Czapski, S., Die dioptri sehen Bedingungen der Messung 

 von Achsenwinkeln mittels des Polarisations- 

 mikroskop (Neues Jahrb. f. Mineral. Beilagebd. VII, 

 1892, p. 506—515). 

 Da Messungen der Achsenwinkel von Krystallen mittels des 

 Mikroskops eine allgemeine Anwendung finden, so hat es der Verf. in 

 Anbetracht des Umstandes, dass denselben Voraussetzungen zu Grunde 

 liegen, die nicht immer genügend erfüllt sind, unternommen, die gün- 

 stigsten Bedingungen für die Beobachtung festzustellen. Es sind dies, 

 durch Rechnung eingehend belegt, die folgenden : 



1. Das Condensorsystem muss eine Apertur haben, die mindestens 

 gleich der des Objectivs ist, um das letztere vollständig ausnützbar zu 

 machen. 



2. Die Krystallplatte muss planparallel sein. 



3. Es muss die Beziehung zwischen conjugirten Strahlenachsen- 

 winkeln in einem Paar conjugirter Punkte und 0* vom Objectiv be- 

 kannt sein. 



4. In den einen derselben, 0, muss die Krystallplatte, in den an- 

 dern, 0*, der Augenpunkt verlegt werden , letzteres durch geeignete 

 Diaphragmirung des Hilfsraikroskops. 



5. Am besten ist es ein „aplanatisches" Objectiv zu benutzen und 

 den Strahlengang des Hilfsmikroskops „telecentrisch" zu machen. 



6. Für Messung bei verschiedenen Wellenlängen muss das Objectiv 

 „apochromatisch" sein, in dem diesem Worte von Abbe beigelegten 

 Sinne, nämlich sphärisch chromatisch und gleichzeitig in Bezug auf die 

 Sinusbedingung corrigirt für das ganze sichtbare Spectrura. 

 Wichmann. 



') Neues Jahrb. f. Mineral. 1879, p. 301, 539. 



