152 Bratuscheck: Lichtstärke-Aendemngen in Linsensystemen. IX, 2. 



obacbtiingen ohne Zuhilfenahme von Polarisationsapparaten imd Com- 

 pensatoren lagern sich daher diese beiden Bilder einfach ihren Intensi- 

 täten nach über einander, genau in derselben Weise, wie man sich nach 

 Abbe diejenigen Bilder über einander gelegt zu denken hat, welche 

 durch verschiedenfarbiges Licht oder durch Beleuchtung von verschiede- 

 nen Punkten aus erzeugt werden. 



Stets sind durch diese Zerlegungen die Polarisationserscheinungen 

 auf Aenderungen in der Lichtstärke und Phase zurückzuführen, und 

 zwar auf Aenderungen dieser beiden Elemente, welche die verschiedenen 

 Theile des Beugungsspectrums in verschiedenem Maasse treffen. Um 

 die Wirkung specifisch drehender Substanzen, wie z. B. des Quarzes, 

 einzubegreifen, sind hierbei allerdings in Bezug auf die Lichtstärke 

 nicht nur Abschwächungen, sondern auch Verstärkungen einzelner Com- 

 ponenten anzunehmen. 



Mich nunmehr zu diesen beiden Hauptveränderungen im Beu- 

 gungsspectrum wendend, will ich dieselben hier in ihrer Wirkung 

 auf das mikroskopische Bild an der Hand des Versuchs erörtern, um 

 diese Arbeit nicht mit längeren mathematischen Betrachtungen zu be- 

 lasten. Als die entscheidenden Versuche hierbei müssen diejenigen mit 

 dem AßBE'schen grossen Apparate zu Demonstrationen der Wirkung 

 der Beugung bei der mikroskopischen Abbildung gelten*. Dieser 

 Apparat besteht im wesentlichen aus einem Mikroskop-Objectiv von 

 etwa 28 cm Brennweite, das von dem als Object dienenden Gitter ein 

 Bild im Unendlichen entwirft. Zur Beleuchtung dient ein genau gleiches 

 Objectiv, welches den in seinem vorderen Brennpunkt befindlichen leuch- 

 tenden Punkt (bez. die Blende) ins Unendliche projicirt, wodurch das 

 von dem Gitter entworfene virtuelle FKAUNHOFERSche Spectrum eben- 

 falls ins Unendliche zu liegen kommt und von dem Mikroskop-Objectiv 

 in dessen hinterer Brennebene abgebildet wird. Durch abwechselnde 

 Beobachtung mit Fernrohr und Lupe kann man entweder auf das Bild 

 des Gitters oder auf dasjenige des Beugungsspectrums einstellen. 



Abbe stellt behufs willkürlicher Erzeugung gegenseitiger Phasen- 

 verschiebungen zwischen den Beugungsbüscheln in das Bild des Spec- 

 trums zwei mit ihren Rändern dicht aneinander stossende Glasplatten, 



») Eine genaue Beschreibung dieses Apparates wird S. Czapski in einem 

 der nächsten Hefte der Zeitschrift für Instrumentenkunde, sowie in dem in kurzer 

 Zeit erscheinenden „Katalog über mechanische und optische Messapparate" der 

 Optischen Werkstätte von Cakl Zeiss geben. 



