IX, 2. Bratuscheck: Lichtstärke-Aenderimgen in Linsensystemen. 159 



Büscheln entsprechend mit Vertauschimg von Hell und Dunkel, ist oben 

 schon bei Besprechung der Phasendifferenz beschrieben worden. 



Von allen besprochenen Folgerungen aus der AßBE'schen Lehre 

 in Betreff der Wirkung nachträglicher Aenderungen des Beugungs- 

 spectrums auf das Bild ist bis jetzt ein nur ganz beschränkter Bruchtheil 

 zur Anwendung in der ausübenden Mikroskopie gelangt, allerdings der- 

 jenige, der die augenfälligsten Erscheinungen umfasst, nämlich die Wir- 

 kung der vollständigen Abbiendung einzelner Theile des Spectrums, wie 

 sie durch die Oeffnung der Objective gegeben ist. Die im Nachfolgen- 

 den versuchte Verwerthung einiger weiterer Folgerungen betrifft die- 

 jenigen Aenderungen im Beugungsspectrura, die durch das Wesen jeder 

 optischen Abbildung vermittels eines Systems centrirter brechender Kugel- 

 flächen auch bei mathematischer Vollkommenheit dieser Flächen und voll- 

 kommener optischer Homogenität der durch sie getrennten Medien be- 

 dingt sind. Aenderungen, die sich vermittels einiger Hilfsannahmen aus 

 der Voraussetzung ableiten lassen , dass das Licht eine transversale 

 Wellenbewegung ist. 



Es sind dies die Lichtstärkeänderuugeu infolge theilweiser Zurück- 

 werfung des Lichtes an den brechenden Flächen. Die Stärke dieser Zu- 

 rückwerfung und somit die Lichtstärke der durchgehenden Strahlen ändert 

 sich mit dem Einfallswinkel der Strahlen und daher in den Objectiven 

 symmetrisch um die Achse von dieser nach dem Rande zu. Ferner ist 

 sie verschieden für die einzelnen Schwingungsrichtungen und erzeugt 

 daher theilweise Polarisation in den unter etwas grösserem Oeffnungs- 

 winkel einfallenden Strahlen. Da die Einfallswinkel an den meisten 

 dieser brechenden Flächen weit unter dem Polarisationswinkel bleiben 

 und nur in einigen Fällen diesen erreichen oder um ein Weniges über- 

 treffen, so wächst die theilweise Polarisation von der Achse nach dem 

 Rande zu stetig. Genaue Bestimmungen durch Rechnung und Messung 

 sollen im zweiten Abschnitte folgen. 



Insofern diese polarisirenden Eigenschaften der Objective in ihrer 

 reinen Erscheinungsform entweder für die Messungen oder in Betreff 

 ihrer Wirkung auf das Bild durch Mängel des Linsenmateriales oder 

 andere technische Fehler der Objective beeinträchtigt werden können, 

 müssen diese Fehler mit in Betracht gezogen werden. Es sind dies: 



1) Die Polarisation durch Doppelbrechung in den Linsen theils auf 

 Spannungen im Glase in Folge des Druckes der Fassung theils auf 

 Structurbeschaffenheiteu in den verwendeten natürlichen Stoffen (Fluss- 

 spath) zurückzuführen. 



