IX, 2. V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 161 



lieber A. Fromme's Einrichtuiio^ des Polarisations- 

 apparates zu histolog'isclien Zwecken. 



Von 

 Prof. Y. V. Ebner 



in Wien. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die Polarisationsapparate, welche von den meisten deutseben 

 Mikroskopfirmen den gewöhnlichen Mikroskopen beigegeben werden, 

 haben eine Einrichtung, welche für histologische Zwecke nicht sehr 

 geeignet ist. Gewöhnlich bestehen dieselben aus einem Polarisator, 

 welcher statt der Cylinderblendungen unter die Tischöffnung eingesetzt 

 wird, und einem Analysatorocular, das an Stelle des gewölinlichen 

 Oculares in den Tubus eingesteckt wird. Nach einer Construction, 

 die von Haetnack zuerst eingeführt wurde , pflegen manche Optiker 

 das Analysatorocular so einzurichten, dass das über dem Ocular befind- 

 liche Nicol, beziehungsweise HAETNACK-PEAZMOWSKi'sche Prisma für 

 sich allein drehbar ist und mittels einer Zeigervorrichtung, die über 

 einem in Grade getheilten feststehenden Kreise spielt, den Winkel der 

 Drehung der Polarisationsebene des Analysators ablesen lässt. Diese 

 ganze Einrichtung ist principiell diejenige, welche für Untersuchungen 

 von circular-polarisirenden Substanzen, also bei Saccharimetern etc. 

 angewendet wird. Nun ist aber dies wohl der seltenste Fall, der bei 

 histologisch-mikroskopischen Untersuchungen vorkommt; ja man kann 

 wohl behaupten, dass eine Vorrichtung zur Untersuchung von Circular- 

 polarisation bei einem für histologische Zwecke bestimmten Mikroskope 

 überflüssig ist. Eine für histologische Zwecke aber nahezu unentbehr- 

 liche Einrichtung , welche es gestattet, das mikroskopische Präparat 

 zwischen den beiden feststehenden polarisirenden Prismen für sich allein 

 durch alle Azimuthe zu drehen', fehlt dagegen diesen besprochenen 

 Polarisationsapparaten gänzlich. Einige Firmen, wie z. B. Zeiss, haben 



Zeitsphr. f. wiss. Mikroskopie. IX. 2. 11 



