IX 2. V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 165 



dieselben Punkte des Präparates abgebildet werden und somit die 

 Centrirung des Objectes gegen den dioptrischen Apparat so zu sagen 

 von selbst gegeben ist. Will man mit farbigem Gesichtsfelde arbeiten, 

 so ist dies ebenfalls sehr einfach, da die Fassung der ZEiss'schen 

 Polarisatoren so eingerichtet ist, dass die Gypsplatte über dem Prisma 

 eingelegt werden kann und zwischen dieses und den ABBE'schen Con- 

 densor zu liegen kommt. 



Die besprochene Polarisationsvorrrichtung lässt sich nun aber 

 auch leicht mit einer Einrichtung zur Messung jener Winkel verbinden, 

 welche die Polarisationsebenen eines doppelbrechenden Objectes mit 

 ausgezeichneten morphologischen Richtungen desselben bilden. In 

 dieser Beziehung ist zunächst zu bemerken, dass es im allgemeinen 

 ein Mangel ist, wenn die den Mikroskopen beigegebenen Analysator- 

 oculare beim Hineinblicken in die Oculare nicht beurtheilen lassen, wie 

 die Polarisationsebene des Analysators orientirt ist. So lauge man 

 eigentliche NicoL'sche Prismen alter Construction in Verwendung hatte, 

 konnte dies wenigstens beiläufig nach der Lage der rhombischen End- 

 fläche des Nicols, die man beim Hineinblicken in den Analysator sah, 

 geschehen. Bei den jetzt gebräuchlichen HARTNACK-PKAZMowsKi'schen 

 und ABBE'schen polarisirenden Prismen fehlt aber jede Orientirung. Icli 

 Hess daher, was bei dem ABBE'schen Analysatorocular leicht ausführbar 

 ist, einen Faden, der die Richtung der Polarisationsebene angiebt, in der 

 Blendungsebene des Oculars anbringen. Eine solche Einrichtung genügt 

 dann, um z. B. den bei histologischen Objecten häufig vorkommenden 

 Fall, dass die Polarisationsebenen des Objects ausgezeichneten morpho- 

 logischen Richtungen parallel sind, beziehungsweise zu denselben senk- 

 recht stehen , mit Sicherheit zu beurtheilen. So z. B. bei Muskel- 

 fasern, Bindegewebsfibrillen, Haaren etc. Für genaue Winkelraessungen 

 hat Herr A. Fkomme folgende Einrichtung getroffen. In das Compen- 

 sationsocular 6 ist ein Fadenkreuz eingelegt und zugleich ist die Fassung 

 des Oculares entsprechend den beiden Endpunkten des einen Fadens 

 mit Einschnitten versehen, in welche die früher erwähnten Schneiden c 

 der Gabel i eingreifen. Durch diese wird nun das Ocular unverrückbar 

 festgehalten. Wird nun das polarisirende Prisma aufgesetzt, welches 

 in dieselben Schneiden eingreift, so ist die Richtung der Polarisations- 

 ebene desselben dem zweiten Faden des Fadenkreuzes parallel. Beim 

 Drehen des Tisches stehen nun Analysator und Ocular unverrückbar 

 fest. Um mm den Winkel der Drehung abzulesen, wird ein in Grade 

 oder halbe Grade getheilter Kreis a benützt, der mit ringförmiger Fassung 

 auf den Tubus des Mikroskopes aufgesetzt und dort mit Hilfe der 



