176 Schiefferdecker: E. Zimraermanu's Mikrotom. IX, 2. 



lieber das von E. Zimmermann g^ebaute 

 Minot'sclie Mikrotom. 



Von 



P. Schiefferdecker 



in Bonn. 



Hierzu zwei Holzschnitte, 



In letzter Zeit habe icb Gelegenheit gehabt, mit einem neuen 

 Exemplar des MiNOx'schen Mikrotoms von E. Zimmermann (Leipzig- 

 Gohlis, Halle'sche Strasse 37) zu arbeiten, welches der Verfertiger mir 

 zugesandt hatte. Ich habe dieses Instrument schon früher einmal er- 

 wähnt (Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 474) bei Gelegenheit der Be- 

 sprechung der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate zu Würzburg 

 während des Auatomencongresses, der dort 1888 stattfand. Das In- 

 strument weist jetzt gegenüber dem damaligen Zustande verschiedene 

 Verbesserungen auf, einmal in der ganzen Art seiner Ausführung, dann 

 in Bezug auf die feinsten Einstellungen. Letztere werden jetzt in der 

 Weise ausgeführt, dass ein zweites Zahnrad eingeschaltet wird, das ver- 

 mittels einer Uebertragung in das für die stärkeren Verschiebungen be- 

 nutzte eingreift, welches letztere allein direct auf die Mikrometerschraiibe 

 einwirkt. Da das Instrument noch nicht genauer seiner Construction 

 nach beschrieben worden ist, so will ich zunächst eine kurze Beschrei- 

 bung vorausschicken, welche mit Hülfe der beiden Figuren, die das 

 Mikrotom von zwei ziemlich entgegengesetzten Seiten aufgenommen 

 zeigen, leicht eine Uebersicht über den Bau gewähren wird. Auf einer 

 durch kurze Füsschen gestützten Metallplatte erhebt sich ein starker 

 Pfeiler A, der einen Schlitten mit Schwalbenschwanzführung trägt. Auf 

 Figur 1 ist dieser letztere so hoch gehoben, dass er das Ende des 

 Pfeilers erreicht. Dieser Schlitten wird also in senkrechter Richtung 

 auf und nieder gehen. Derselbe trägt einen weiteren in Schwalben- 

 scliAvanzführung laufenden, horizontalen Schlitten, der durch eine Mikro- 



