IX, 2. Referate und Besprechungen. 243 



drei Füsse der Platte in ihrer ganzen Weite um ca. 2% cm vertieft. 

 Die Rinne wird mit Quecksilber gefüllt, auf welchem in der Rinne eine 

 oben mit feuchtem Fliesspapier ausgelegte Glasglocke schwimmt. Unter 

 der Glocke werden die betreffenden Culturgefässe aufgestellt. Cultur- 

 schalen haben am besten durchbrochenen oder gezackten Rand au der 

 Unterschale und losen, weit übergreifenden Deckel. Zwischen je zwei 

 Schälchen kommt, falls sie über einander gestellt werden, ein Stück 

 Fliesspapier zur Aufnahme des Coudenswassers. Die Luft im Apparat 

 wird durch Wasserstoff verdrängt. Zum Eingehen für die Zu- und 

 Ableitungsröhre (äussere Oeffnung beim Eingehen verschlossen!) wird 

 am besten der eine hohle Fuss gcAvählt. Zum Versand empfiehlt 

 Hesse, das an einer Stelle capillar ausgezogene Reagensröhrchen zu 

 evacuiren und dann abzuschmelzen. Für flüssige Nährböden nimmt 

 Hesse Reagirgläser mit zwei über einander gesetzten Wattepfropfen, 

 „verhütet sorgfältig jede Verunreinigung des inneren Pfropfes, zieht 

 das Glas sowohl am Rande als zwischen den Pfropfen capillar aus 

 und schmilzt schliesslich das luftleer gemachte Glas zwischen den 

 Pfropfen ab". 



Hesse rühmt als Vortheile beider Apparate: 1) sie sichern einen 

 vollkommenen und dauernden Luftabschluss, 2) ihre Handhabung ist 

 einfach, bequem und wenig zeitraubend, 3) die Nährböden befinden 

 sich in ihnen stets in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre, 

 4) sie sind ebenso bei gewöhnlicher Temperatur wie im Brütofen ver- 

 wendbar. 



[Ref. möchte seine Bedenken dem gegenüber nicht zurückhalten. 

 Ganz abgesehen von dem hohen Preise des Quecksilbers ist 1) noch 

 nicht genügend festgestellt, ob seine Dämpfe für das Wachsthum der 

 Bacterien ganz indifferent sind während 2) ihre Schädlichkeit für den 

 menschlichen Organismus zur Genüge bekannt ist 3) dürften die Queck- 

 silberdämpfe für die Metallwandungen der Thermostaten, welche ja 

 nicht immer nur aus Eisenblech bestehen, wohl auch nicht ganz gleich- 

 gültig sein. Was das Züchten von Anaerobien in Platten anlangt, so 

 leisten die KiTASATo'schen Culturgefässe und der BoxKiN'sche Apparat* 

 so Vorzügliches, dass wir wirklich vorläufig keine Nöthigung haben 

 diese zu verlassen.] C^apleivski {Tübingen). 



Dahmen^ M., Isolirung pathogener Mikroorganismen aus 

 Eiter, Sputum, Exsudaten etc. (Centralbl. f. Bacteriol. 

 u. Parasitenk. Bd. XI, 1892, No. 3, 4 p. 84). 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. VIII, 1891, p. 399. 



16* 



