272 Referate und Besprechungen. IX, 2. 



können die Angaben kaum mehr als zur allgemeinen Orientirung dienen. 

 Eine Anzahl Paragraphen (§ 30 bis § 80) ist der mikroskopisch-che- 

 mischen Untersuchung gewidmet. Es werden allgemeine Regeln für 

 die Behandlung der Substanzen gegeben, besonders soweit es sich um 

 die Prüfung von Silicaten handelt. Eine ausführliche Darlegung wird 

 den wichtigsten mikroskopischen Reactionen der einzelnen Elemente, 

 durch'zablreiche Abbildungen unterstützt, zu Theil. Eine Besprechung 

 der übrigen Abschnitte des Werkes liegt ausserhalb des Rahmens dieser 

 Zeitschrift. Wichmann. 



Scliraiif, A., Ein billiger Erhitzungsapparat für mikrosko- 

 pische Präparate. (Zeitschr. für Krystallogr. Bd. XX, 1892, 

 p. 363—364). 

 Der Verf. stellte sich die Aufgabe, einen Erhitzungstisch zu con- 

 struiren, der gestattet, mikroskopische Präparate auch im durchfallenden 

 polarisirten Lichte bei höheren Temperaturen beobachten zu können. 

 Der Apparat besteht aus dem Erhitzungstisch und dem Leuchtgas- 

 brenner und setzt zu seiner Verwendung die Benutzung eines Mikro- 

 skopes mit separater Tubusführung voraus. Am passendsten erachtet 

 der Verf. in dieser Beziehung die Construction der MEKz'schen Mikro- 

 skopstative. 



Den Erhitzungsapparat kann man selbst verfertigen aus 2 mm 

 dicker Holzstoffpappe, die vorerst durch Imprägnation mit Leim und 

 Borax steif und fest, sowie unverbrennlich gemacht worden ist. Ein 

 Streifen solcher Pappe wird rechts und links an den Langseiten im 

 rechten Winkel gebrochen und stellt so einen an den Schmalseiten 

 offenen Kasten mit ebener Tischplatte dar. Die Dimensionen desselben 

 sind 8 cm Länge, 4 cm Breite und 3 cm Höhe. In der Mitte der Tisch- 

 platte ist eine kreisrunde Oeffnung von 1 cm Durchmesser ausgestampft. 

 Der Erhitzungstisch wird vorn und hinten mittels Schrauben an und 

 über dem gewöhnlichen Objecttische befestigt. Behufs ungehinderter 

 Bewegung des Brenners ist von jenem ein Theil der Vorderwand, an- 

 stossend an eine freie Schmalseite, ausgeschnitten. — Die Erhitzung 

 erfolgt mittels eines Leuchtgasbrenners, der in Form und Construction 

 dem von 0. Lehmann beschriebenen ähnlich ist *. Das Brennrohr biegt 

 sich anfangs schwach concav nach aufwärts, bis es an der Spitze einen 

 Winkel von ungefähr 45 " mit dem Horizonte erlangt, unter welchem 

 Winkel auch die nichtleuchtende Flamme das Präparat trifft. Durch 

 diese allmähliche Krümmung unterscheidet sich der Brenner wesentlich 



') Cfr. diese Zeitschr. Bd. VIII, 1891, p. 255. 



