300 Tleydciircicb; Neuerungen Inder bacteriologischen Tecluiik. IX, 3. 



von neuem beschrieben und entdeckt wurden ; und da dieselben iiiebt 

 immer in derselben Vervollkommnung oder Vollendung angegeben wur- 

 den, so erlaube ich mir in Folgendem einige diesbezügliche Bemerkungen 

 zu machen. 



I. Empflndlieher Regulator und Thermostat. 



In No. 24 des Centralblattes für Bacteriologie und Parasitenkunde, 

 Bd. IX, 1891, p. 791 beschreibt P. Altmann einen neuen Thermoregu- 

 lator^, den ich in verbesserter Gestalt schon seit lange anwende, seit 

 1885 in meinen „Methoden der Bacterienforschung", 2. Aufl. St. Peters- 

 burg (Ricker) p. 122 beschrieb, ebenda und p. 109 abbildete, und der 

 seitdem in verschiedenen Laboratorien Russlands mit sehr günstigem 

 Erfolg angewandt wird. — Ich fand aber damals bald, dass, wenn man 

 den Regulator ganz mit Quecksilber füllt, wie es Altmann vorschlägt, 

 er lange nicht die Genauigkeit besass, als wenn man als treibendes 

 Element Aetherdämpfe anwandte. Um eine lauge Beschreibung zu ver- 

 meiden, verweise ich auf die umstehende Figur 1, welche den Regula- 

 tor genau so wiedergiebt wie er damals von mir beschrieben wurde und 

 seitdem besonders von Nippe (St. Petersburg, Demidoff Pereulok, 2) und 

 RüTiNG (daselbst, Wosnessenski Prospect) verfertigt worden ist. Die 

 beistehenden Zahlen geben die Längen und Breiten in Ceutimetern an. 

 Das Reservoir ÄF kommt ins Wasser des Thermostaten, oben befindet 

 sich Luft mit Aetherdämpfen, darunter eine Schicht Aether, unter dieser 

 das Quecksilber. Wird die Temperatur im Wassermantel zu gross, so 

 drücken die Aetherdämpfe auf das Quecksilber, und dieses hebt sich 

 in der feinen Röhre FÄB bis hinauf zum Gabelanfang und schliesst hier 

 das zuströmende Gas, welches von D über B nach C zur Thermostaten- 

 flamme strömt, ab. Damit die Flamme des Brenners unter dem Thermo- 

 staten nicht ganz erlischt, ist der Hahn E gerade soweit geöffnet, um 

 eine winzige Flamme des Brenners (mit Drahtkappe oder russeude 

 Muencke-Flamme) zu unterhalten. Damit ferner der Apparat mit voller 

 Genauigkeit arbeitet, sind das Reservoir möglichst dünn (nicht zu 

 dünn, da es ca. % Atmosphäre Ueberdruck auszuhalten hat), die Wan- 

 dungen vom Rohr FjiB dick zu wählen, der Hahn F soll näher an B 

 als an D liegen, denn er hat noch eine andere Bestimmung als die, das 

 völlige Erlöschen der Flamme zu verhüten. In dem Falle nämlich, wenn 

 durch irgend einen Zufall die Temperatur im Wassermantel eine zu hohe 

 wird, soll das steigende Quecksilber zuerst das Ilahnrohr E über- 



') Cfr. auch diese Zeitschr. Bd. YIII, 1891, p. 335. 



